■ > 
COURANTS DE HAUTE FRÉQUENCE EN THERAPEUTIQUE. 131 
musculaire de repos, afin de ne pas gêner la circulation du 
sang dans le tissu, on peut sans inconvénient produire un 
travail énorme qui permet le rétablissement rapide du fonc¬ 
tionnement de l’organe. Or, cette intermittence des contrac¬ 
tions musculaires est précisément réalisée avec les courants 
de haute fréquence, grâce aux deux dispositifs que je décri¬ 
rai plus loin. 
Le raisonnement que je viens de vous exposer n’a rien 
d’hypothétique. Il est basé : 
1° Sur la forme de décharge des courants de haute fré¬ 
quence, qui est parfaitement connue ; 
2° Sur des faits physiologiques définitivement démontrés; 
3° Sur une application thérapeutique de plusieurs années, 
pendant laquelle les résultats obtenus ont été constants sans 
qu’il en ait résulté jamais le moindre inconvénient pour le 
malade. 
Il ne me reste plus qu’à vous montrer comment j’ai pu 
réaliser pratiquement ces actions musculaires. Les généra¬ 
teurs, électriques étant la machine électrique et la bobine 
d’induction, je vais décrire successivement les deux appa¬ 
reils qui s’adaptent à ces deux générateurs. 
I. — Machine électrique. 
Pour graduer le courant, j’ai fait construire, avec la colla¬ 
boration de mon assistant d’électrothérapie M. Cluzet, un 
condensateur de capacité variable. Pour l’établir, nous 
sommes partis des considérations théoriques suivantes : 
L’énergie mise en jeu dans chaque décharge primaire ou 
secondaire est proportionnelle à la tension et à la quantité 
d’électricité écoulée. La tension est donnée d’une manière 
suffisamment exacte par la longueur de l’étincelle du circuit 
primaire. Toutes les machines statiques présentent une 
disposition qui permet de rapprocher ou d’écarter les boules 
polaires, et il suffit d’obliger l’une des deux boules à se 
déplacer suivant une direction parfaitement déterminée 
i 
