COURANTS DE HAUTE FRÉQUENCE EN THÉRAPEUTIQUE. 133 
encore suffisante pour que, au point de vue thérapeutique, 
on puisse désigner ces courants sous le nom de courants de 
haute fréquence. 
II. — Bobine. 
Nous nous servons du matériel dont le principe a été 
donné par M. d’Arsonwal et du résonnateur bipolaire de 
Oudin. Aux extrémités des deux solénoïdes, je fixe un fil 
aboutissant aux tampons humides dont on se sert habituel¬ 
lement en électrothérapie pour les applications du courant 
d’induction. Sur le trajet de l’un des fils est placé un anneau 
isolant, supportant deux tiges de cuivre qu’on peut éloigner 
l’une de l’autre à volonté. On utilise ainsi non seulement les 
intervalles de décharge de l’étincelle oscillatoire, mais aussi 
les variations qui résultent de la production des étincelles 
dans le circuit des deux résonnateurs et du malade. Le 
réglage de ces courants se fait avec la plus grande facilité, 
soit en faisant varier l’énergie du courant primaire, soit en 
faisant varier la longueur de l’étincelle de décharge des 
condensateurs, soit enfin en faisant varier la longueur de 
l’étincelle de l’appareil que je viens de décrire, et qui est 
placé entre le résonnateur, sur le circuit du malade. La sen¬ 
sation éprouvée est uniquement celle d’un choc plus ou 
moins violent, suivant que la contraction est plus ou moins 
énergique. Il n’y a pas de douleur réelle, et comme on s’ha¬ 
bitue rapidement à ce choc dû au mouvement, on peut arri¬ 
ver, dès la première séance, à réaliser un travail musculaire 
très énergique. 
