cure est rendu constant par l’emploi du flotteur de Prony; la 
veine liquide est verticale, elle parcourt une hauteur de six à sept 
centimètres sans se diviser, et présente, dans cette partie, l’as¬ 
pect d’une aiguille métallique parfaitement polie. Deux déver¬ 
soirs a et b (pl. II, ficj. 1), portés par des bras horizontaux, 
sont maintenus, chacun par un aimant, écartés de la veine; la 
force attractive cessant, les déversoirs, mus par un ressort, vien¬ 
nent se placer dans l’axe de la veine et dérivent celle-ci. 
Pour mesurer la durée d’une trajectoire, le circuit de Pélectro- 
aimant, qui maintient le déversoir inférieur, passe devant la bou¬ 
che à feu; celui du déversoir supérieur, passe sur un cadre-cible 
établi au but. 
Les deux déversoirs étant écartés, on ouvre la soupape d’écou¬ 
lement, puis on commande feu; le projectile rompant le premier 
courant, le déversoir inférieur exécute son mouvement, coupe la 
veine liquide et la déverse dans la recette A. La rupture du second 
courant provoque le jeu du déversoir supérieur, qui vient à son 
tour couper la veine et la déverser en B. Le temps se déduit du 
poids P du mercure contenu en A, connaissant la dépense de 
l’orifice; on tient compte de la portion de la veine interceptée 
entre les deux déversoirs, et des temps relatifs nécessaires au jeu 
de ces pièces, en opérant la disjonction simultanée des deux cou¬ 
rants; cette opération fournit dans la recette A un globule de 
mercure dont le poids doit être retranché de P. 
Cet instrument a fourni des disjonctions extrêmement régu¬ 
lières et des résultats d'une très-grande précision; mais il pré¬ 
sente de grands inconvénients au point de vue pratique : le flot¬ 
teur de Prony complique beaucoup le système; la nécessité où se 
trouve l’opérateur d’ouvrir lui-même la soupape quelques instants 
avant le tir et de la fermer après, est une condition extrême¬ 
ment désavantageuse au point de vue de la facilité des expériences 
dans un polygone. L’ajustage des déversoirs demande un soin 
particulier pour éviter les projections de petits globules de mer¬ 
cure. 
Nous avons dans le principe employé les déversoirs, parce que 
nous n’avions pas cru que l’on pût provoquer et arrêter un écou- 
