( 13 ) 
pourrait jamais atteindre dans ses observations la précision dont 
l’appareil est susceptible ; c’est pourquoi nous avons recherche un 
moyen plus exact, en faisant rompre les courants par le balancier 
lui-même, ce qui dégage le procédé de toute habileté personnelle. 
Un système de deux petites ancres métalliques a, b, c, d, e, f 
(pi. Il se trouve fixé à la partie inférieure d’un régula¬ 
teur à secondes, et dans la verticale du balancier; chacune des 
ancres est mobile autour d’un axe b et c, perpendiculaire au plan 
d'oscillation. Le balancier est terminé par un couteau 0, qui, ren¬ 
contrant dans sa marche les cornes des ancres, fait tomber celles-ci 
alternativement à droite et à gauche de leur verticale respective. 
Soit t, s le circuit d’ouverture, et unissons par un conducteur 
un point r de ce circuit à la borne k , et un point q à la borne l. 
La semelle pp qui porte tout le système est isolante,mais la borne 
k communique métalliquement avec Taxe 6, et borne l avec la 
vis g; par conséquent, lorsque le balancier est en mm, c’est-à- 
dire au bout de sa course à gauche, l’ancre ci, b, c étant en con¬ 
tact avec la vis g, le circuit dérivé r, k , l, q, est complet. Si dans 
cet état de chose on coupe le circuit dans la partie q, r, le courant 
d'ouverture ne sera pas détruit,il passera tout entier parla déri¬ 
vation r, k, l, q ; mais le balancier, continuant sa course, détruira 
la continuité de la dérivation, et par conséquent le courant d’ou¬ 
verture, à l’instant où, arrivé en zz, il touchera la branche c. 
Remarquons qu’aussi longtemps qu'on n'interrompt pas le circuit 
entre q et r , le mouvement du balancier ne peut pas rompre le 
f 
courant. Etablissons, au moyen de l’ancre d, e, f une dériva¬ 
tion analogue x, i,j, v, sur le circuit de fermeture u, y. 
Le balancier étant arrivé en m' ni, aura rencontré la branche f, 
abattu l’ancre d, e, f, sur sa vis de contact h, et fermé la dériva¬ 
tion du courant de fermeture; si à cette époque on fait une dis¬ 
jonction entre v et x , le circuit de fermeture ne sera pas rompu, 
mais cette rupture aura lieu quand le balancier arrivant en z z 
touchera la branche d. 
Nous voyons donc que l’opérateur peut faire rompre le courant 
d’ouverture par le balancier, lorsque celui-ci venant de gauche 
arrive sur le rayon zz; il peut de meme faire rompre le courant 
