( 23 ) 
s'assurer si le fil employé est assez fort pour résister au souille 
des gaz qui précèdent le projectile. 
Le second circuit h i j le Imnopqrs comprend le deuxième 
cadre, le disjoncteur et l’électro-aimant de fermeture. Dans les 
expériences exécutées au polygone de Brasschaet on a toujours 
fait usage, pour établir ce circuit, de la ligne télégraphique éta¬ 
blie parallèlement au champ de tir. Le courant était amené au se¬ 
cond cadre k 7 l par un conducteur i 7 k 7 relié à la ligne à hauteur 
de ce cadre; après son passage dans le cadre le courant arrivait à 
la terre, par une plaque m enfouie dans le sol à proximité; le cir¬ 
cuit était continué par une deuxième plaque n établie près du lo¬ 
cal; le courant retournait de cette plaque à la pile en passant par 
l’appareil. Par ce dispositif, lorsqu’on changeait la distance du tir, 
il suffisait de déplacer le second cadre et sa plaque de terre. Ces 
plaques, qui sont formées d’une simple feuille de cuivre ou de 
zinc de quelques décimètres, ou même d’un rouleau de fil métal¬ 
lique, doivent être déposées, soit dans l’eau, soit dans la couche 
humide du sol; si par la nature du sol cette couche est difficile à 
atteindre, on ramènera le courant à la pile par un second conduc¬ 
teur métallique. 
Toutes les dispositions extérieures étant prises, on s’assure si 
les courants passent, et s’ils ont une force suffisante pour main¬ 
tenir en station les leviers de la clepsydre. On règle ensuite les 
électro-aimants, en engageant plus ou moins le noyau mobile à 
l’intérieur de la bobine; le degré d’attraction est réglé de manière 
à ce que les leviers adhèrent le moins possible, sans toutefois qu’ils 
soient sujets à se détacher accidentellement. 
L’opérateur met alors à niveau en versant un godet de mercure 
dans l’entonnoir de verre engagé dans l’ouverture V, puis en ou¬ 
vrant la vanne. Il est à remarquer que par cette opération on ex¬ 
trait du réservoir le mercure qui formait la surface du bain, seule 
partie qui peut contenir des impuretés. Ce mercure est versé sur 
un fdtrc en flanelle, d’où il s’écoule dégagé d'oxyde et de pous¬ 
sière. Cette opération est nécessaire, car l’expérience a prouvé que 
le mercure employé doit être parfaitement propre; il ne peut donc 
que s’améliorer par l’usage de l'instrument, grâce à ces filtrages 
successifs. 
