■ ( 24 ) 
Pour mettre Tappareil en station, on fait d'abord passer les cou¬ 
rants, en appuyant sur le bouton du disjoncteur jusqu’à ce que le 
ressort soit engagé dans le cran d’arrêt, puis au moyen de l’index, 
on dégage la griffe T , tandis qu’avec le pouce on amène le levier 
de fermeture en contact avec son aimant. 
Quant au levier d’ouverture , il se met de lui-même en station, 
car il est ramené contre son aimant chaque fois que le mécanisme 
fonctionne. Pour opérer alors la disjonction, on dégage le ressort 
du disjoncteur en appuyant l’index sur la gâchette x et le pouce 
sur la contre-gâchette v. 
Ces opérations, comme on le voit, sont extrêmement simples et 
rapides, aussi avons-nous admis en principe qu’avant chaque coup 
on prend trois disjonctions successives, ce qui demande à peine 
une demi-minute. Le mercure étant reçu chaque fois dans le même 
godet, le poids total divisé par trois sera celui de la disjonction, 
observée sur une moyenne de trois expériences. Après avoir pris 
les disjonctions, on ne rétablit pas le niveau d’origine pour le tir, 
car la quantité de mercure extraite est trop minime pour altérer 
d’une façon sensible la hauteur du liquide dans le réservoir. Lors 
du tir, les leviers I et J tombent successivement, mais si les ai¬ 
mants sont réglés faiblement, il arrive que le choc produit par la 
chute du premier levier entraîne celle du second. On évite cet 
effet de la manière suivante : si le temps à mesurer dépasse une 
seconde, ce qui est le cas général, avant de commander feu on 
maintient du doigt le levier de fermeture contre son aimant, jus¬ 
qu’à ce que le levier d’ouverture se soit abattu. 
En procédant de cette façon dans la mesure d’une durée plus 
petite qu’une seconde, on n’aurait pas le temps de retirer le doigt 
avant la rupture du second cadre; aussi dans ce cas on donne à 
l’aimant de fermeture un degré de force suffisant pour qu’il 
n’abandonne pas son contact lorsque le premier levier s'abat. 
Les pesées se font au moyen d’une balance faisant partie de l’ap¬ 
pareil et construite en vue de cet emploi spécial; pour la facilité 
du transport elle se démonte et se renferme dans la boite de l’in¬ 
strument. Cette balance n’étant guère sensible au delà du demi- 
centigramme, les pesées se font très-facilement; ce degré de pré- 
