( 25 ) 
cision est du reste suffisant, car le dcmi-eentigramme représente 
un temps moindre qu’un douze-millième de seconde. 
Aussitôt le coup tiré on pèse la disjonction, puis le tir; et le 
mercure, reversé dans l’appareil, ramène le niveau d’origine. De 
cette façon, l'opération de la mise à niveau ne se fait qu'une seule 
fois, au commencement de la séance; toutefois, si la température 
vient à varier sensiblement, on doit la recommencer. 
Comme la double pesée est une opération assez longue, on se 
sert d'un procédé mixte, qui présente à très-peu près la même 
exactitude. Dans les expériences de tir on connaît toujours ap¬ 
proximativement le poids que l'on obtiendra, et ce poids étant peu 
variable d’un coup à l’autre, on prépare une lare qui équilibre ce 
poids approximatif placé dans l’un des plateaux avec le vase dans 
lequel on pèse le mercure; à chaque expérience il suffit de rem¬ 
placer le poids par le mercure obtenu, et d’équilibrer la balance 
par de petits poids, qui sont la quantité à ajouter ou à retran¬ 
cher, pour avoir le poids cherché. Pour simplifier les opérations, 
on fait la tare pour le poids minimum que l’on peut obtenir, et de 
cette manière, l’appoint est toujours à ajouter. On se sert égale¬ 
ment d une tare pour peser les disjonctions. L’expérience a mon¬ 
tré qu'avec un peu d habitude de la balance, on arrive aisément à 
restreindre le temps des opérations à celui que nécessite la répa¬ 
ration des cadres-cibles et l’exécution de la pièce qui tire. 
Pendant la campagne dernière du polygone de Brassehaet, l'in¬ 
strument que nous venons de décrire a été journellement em¬ 
ployé à des expériences très-variées, que nous allons rapporter; 
sa marche et ses résultats ont toujours été très-réguliers et n’ont 
jamais présenté d’anomalies. 
