( 26 ) 
Nous nous sommes servi, pour nos observations, de la 
méthode des mélanges. 
Voici les deux procédés que nous avons suivis pour son 
application : 
l re Méthode. — Notre appareil est en principe celui qui a été 
utilisé par Régnault. Il se compose d’une étuve en fer-blanc 
entourée d’une seconde enveloppe de même métal qui a pour 
but d’atténuer le rayonnement vers l’extérieur et d'empêcher 
ainsi un refroidissement rapide après la suppression de la 
source de chaleur. Cette étuve renferme une éprouvette en 
verre mince de 11 millimètres de diamètre, pouvant contenir 
environ 20 centimètres cubes ; à sa partie inférieure se trouve 
un robinet que l’on peut manœuvrer de l’extérieur; à sa partie 
supérieure l’éprouvette est munie d’un bouchon qui laisse 
passer un tube en verre prolongé par un tuyau en caoutchouc; 
ce tube permet d’exercer une certaine pression sur le liquide 
au moment de l’écoulement, le bouchon est encore traversé 
par un thermomètre de faible masse, capable de donner à 
chaque instant la température du liquide. Quant au calori¬ 
mètre, il se compose, d’abord d’un vase métallique à parois 
extrêmement minces ; ce vase est entouré d’une double enve¬ 
loppe en fer-blanc très brillante et par conséquent capable de 
renvoyer la majeure partie de la chaleur rayonnée. Cette enve¬ 
loppe est encore entourée d’une feuille de carton à la surface 
de laquelle est collée une feuille d’étain. La fermeture se fait 
à la partie supérieure à l’aide d’un couvercle à double fond, 
qui laisse passer les tiges de l’agitateur, la tige d’un thermo¬ 
mètre gradué en ^ de degré et l’éprouvette destinée à recevoir 
le liquide. 
Le calorimètre ne peut subir l’influence de la chaleur 
rayonnée par l’étuve, grâce à un courant d’eau qui circule 
constamment dans une double paroi interposée entre l’étuve 
et le calorimètre. 
Nous avons déterminé directement la fraction de degré dont 
s’élève le thermomètre du calorimètre pour chaque addition 
