195 
eine bestimmte Deckglasdicke, bei welcher das System, mit einer Be¬ 
leuchtung, die seine Apertur ganz zur Geltung kommen lässt, sein 
Optimum leistet. Für jede andere Deckglasdicke muss corrigirt werden. 
Nehmen wir z. B. an, dass wir einen dünnen Schnitt in Ca- 
nadabalsam eingeschlossen vor uns haben, welcher eine isolirende oder 
differenzirende, aber vollkommene, starke Tinction erfahren hatte. Die 
von einem solchen Präparat erhaltbaren mikroskopischen Bilder müssen 
bei vollkommen geöffnetem ÄBBE’schen Apparat (und Benützung des 
Planspiegels) in Bezug auf Schärfe der Zeichnung, auf Rich¬ 
tigkeit der Färbung und auf Lichtstärke tadellos erscheinen, 
so oft die Deckglasdicke die richtige ist. Selbstverständlich muss zu 
diesem Resultate, damit man die volle Oeffnung des Beleuchtungs¬ 
kegels ausnützen kann, auch die Apertur des Objectives entsprechend 
gross sein, davon, dass das letztere selbst gut gemacht und gut im 
Stand sein muss, gar nicht zu reden 1 . 
Verändert sich caeteris paribus blos die Deckglasdicke, so kann 
man in drei verschiedenen Weisen corrigiren, aber blos 
durch ein Mittel das erwähnte Optimum vollkommen wieder er¬ 
reichen, so dass durch die Nothwendigkeit der Correction weder die 
Schärfe der Zeichnung, noch die Lichtstärke etc. leide. Dieses ein¬ 
zige Mittel ist die Benutzung des Correctionsringes. Aber auch 
mit ihr kann man blos einige Hundertstel Millimeter über und unter 
der gewöhnlichen mittleren Deckglasdicke von 0*15-(>20 mm 
corrigiren. 
Ist das Deckglas noch dicker oder dünner, so muss man zu dem 
einen oder dem anderen der noch übrigen zwei Mittel greifen. Mit 
Veränderung der Vergrösserung, aber ohne erhebliche Einbusse an 
der Lichtstärke des Bildes, corrigirt man durch Veränderung der 
Tubuslänge, indem man die normal 160 mm lange Mikro- 
x ) Dieses durch die Behandlung des Präparates (s. weiter unten), na¬ 
mentlich durch genügende Färbung stets zu erstrebende Resultat wird schon 
vollkommen erreicht bei der Benützung eines ABBE’schen Apparates mit 
P40 Apertur und eines vorwurfsfrei gemachten und sich noch in ganz gutem 
Zustande befindenden (z. B. an der Frontlinse durch keine sogenannte Oxyd¬ 
schichte getrübten) apochromatischen Objectivsystems von 4 mm Aequivalent- 
brennweite, 0*95 numerischer Apertur (mit Compensationsocular 4, 8 und 
sogar 12; ganz wenig verschleiert, aber noch immer brauchbar ist das Bild 
mit Ocular 18, einer 1200faclien Vergrösserung entsprechend). Eine wichtige 
Bedingung indessen ist, dass man die Deckglasdicke vollkommen corrigire, 
und dass diese überhaupt innerhalb der Grenzen sei, wo man für die Cor¬ 
rection mit Correctionsring und Veränderung der Tubuslänge noch auskommt. 
13* 
