19(5 
skopröhre, wenn das Deckglas über das durch den Correctionsring 
eorrigirbare Mass dick ist, allmählich einschiebt, verkürzt, oder, 
wenn das Deckglas über die Massen dünn ist, auszieht, verlängert. 
Im ersteren Falle gewinnt man sogar an Lichtstärke, verliert aber 
an Vergrösserung; im letzteren verliert man etwas an Lichtstärke, 
kann aber an Vergrösserung Bedeutendes gewinnen. Nur soll man 
die Vergrösserung ja nicht über den Punkt hinaus, wo die übermässige 
Dünne des Deckglases bereits corrigirt ist, durch weiteres Ausziehen 
des Tubus verstärken wollen, denn sofort verliert man an Schärfe der 
Zeichnung, was man an Vergrösserung gewonnen hat. 
Kann die erwünschte Schärfe der Zeichnung auch auf diesem 
Wege nicht erreicht werden, indem die Mikroskopröhre nicht weiter 
einschiebbar oder ausziehbar ist, so muss man von der Lichtstärke und 
der richtigen Färbung des mikroskopischen Bildes mehr oder weniger 
opfern und zum dritten Mittel, zum Abblenden des Lichtes, 
greifen. Man zieht, gleichwohl ob das Deckglas zu dick oder zu dünn 
ist, die Irisblende unter dein Beleuchtungsapparat so weit zu oder 
setzt ein so enges Diaphragma ein, senkt eventuell den Appa¬ 
rat so weit, bis die grösste noch mögliche Schärfe errreiclit ist. (Will 
sie überhaupt auf keine Weise genügend gross werden, so ist das 
ein Beweis davon, dass entweder das Präparat nichts taugt oder die 
Linsen nicht hinreichen.) 
Man kann aber sofort zu dieser dritten Methode greifen und auf 
die zweite ganz verzichten, und dieses ist sogar der Brauch der mei¬ 
sten Mikroskopiker. Falls man an der betreffenden Linse keinen Cor¬ 
rectionsring hat und deshalb blos zwischen den zwei letzteren Mitteln 
zu wählen hat, corrigire man für ein gefärbtes Präparat, damit die 
Färbung besser zur Geltung kommen kann, zunächst durch die Ver¬ 
änderung der Tubuslänge, für ein ungefärbtes dagegen, wo mehr eine 
auf natürliche Lichtbrechungsdifferenzen basirte Zeichnung im mikro¬ 
skopischen Bild erhalten werden soll, sofort durch engere Diaphrag¬ 
men. Bei Oelimmersionssystemen, wo keine Correctionsringe ange¬ 
bracht werden und der volle Beleuchtungskegel des Condensors noth- 
wendig ist, um die Linsenapertur ganz auszunutzen, bleibt für die 
etwa erforderliche Correction blos die Veränderung der Tubuslänge 
übrig. Die Optiker behaupten zwar, dass die Oelimmersionssysteme 
zwischen weiten Grenzen unabhängig von der Deckglasdicke sind, dies 
ist jedoch in der Tliat nur zwischen ziemlich engen Grenzen der Fall, 
so dass Jemand, der seine Linsen vollkommen ausniitzen will und von 
ihnen stets das Beste, was sie können, fordert, gar nicht selten in 
