197 
die Lage kommen wird, auch bei Oeliinmersionssystemen (sogar Apo- 
chromaten von der grössten Apertur) zu corrigiren. 
Da er nun durch die Verwendung eines dünneren Deckglases als das 
Mittel bei etwas über die Norm verlängertem Tubus die maximale Schärfe 
und eine kaum merkbar verminderte Lichtstärke eines grösseren Bildes 
als sonst erhält, so thut er wohl besser, sich bei der Wahl der nie ganz 
gleichen Deckgläser einer Schachtel, welche angeblich mitteldicke ent¬ 
hält, an die dünneren und nicht an die dickeren zu halten. Dies 
soll er aber ganz besonders dann thun, wenn er verhältnissmässig 
grosse Deckgläser verwenden muss und seine Präparate doch auch 
mit stärkeren Vergrösserungen untersuchen will. Nicht selten kommt 
es vor, dass man Präparate mit etwas grösseren Deckgläsern (z. B. 
von 22X40 Seite, einem für Schnittreihen mit Beeilt sehr beliebten 
Format) mit Objectivsystemen von 3 mm Aequivalentbrennweite gar 
nicht mehr untersuchen kann, weil das Deckglas zu dick ist, obwohl 
eine solche Untersuchung sonst sehr wünschenswerth wäre. Deshalb 
und weil man, wie die vorausgegangene Erörterung zeigt, eine zu 
grosse Dünne des Deckglases mit viel weniger Verlust an den Lei¬ 
stungen seiner Linse corrigiren kann, als eine zu grosse Dicke, nehme 
man auch im Allgemeinen für jedes Object, welches nicht schon wegen 
seiner Natur blos zu Untersuchungen bei schwächeren Vergrösserungen 
taugt, lieber Deckgläser unter als über der Mitteldicke. Am aller¬ 
besten sind die Deckgläser von 0*15 nun Dicke 1 . 
Zur nächsten der Bedingungen, die wir bezüglich der opti¬ 
schen Seite der Untersuchung ins Auge gefasst haben, übergehend, 
wollen wir zunächst darauf hindeuten, dass das Einschlussmedium, 
beziehungsweise Untersuchungsmedium in gewisser Hinsicht auch 
ein Mittel der Beleuchtung des Objectes ist und viel zur Erhaltung 
eines brauchbaren mikroskopischen Bildes beiträgt. 
Wenn das Object oder blos dessen gerade in Betracht kommen¬ 
den Structurelemente ungefärbt sind und auch keine Eigenfär¬ 
bung besitzen, so müssen sie in ein umso schwächer brechendes Medium 
eingeschlossen werden, je zarter sie sind und ein je geringeres Licht- 
brechungsvermögen sie selbst besitzen. Solche Medien sind gelegent- 
0 Man darf übrigens nicht vergessen, dass blos für die unmittelbar der 
Unterfläche des Deckglases anliegenden Stellen des Präparates die Deckglas¬ 
dicke allein in Betracht kommt; sonst muss auch jene Schichte des Ein¬ 
schlussmediums, welche sich zwischen der eingestellten Stelle und der Unter- 
liäclie des Deckglases befindet, mit corrigirt werden; für diese Stelle ist es, 
als ob das Deckglas um so vieles dicker wäre. 
