200 
welchen die Structurelemente leicht zu erkennen und von einander 
zu unterscheiden sind. 
Nun contrastirt erstens ein stark brechendes Medium am wenig¬ 
sten mit den meist ebenfalls ziemlich stark brechenden Structurele- 
menten und hebt sie daher ungefärbt am wenigsten hervor. Zwei¬ 
tens trägt es gewissermaassen selbst zur Beleuchtung des mikro¬ 
skopischen Bildes bei, und, je stärker diese Beleuchtung ist, umso¬ 
mehr werden die natürlichen Lichtbrechungsunterschiede ausgelöscht. 
Drittens ist auch die (in Ermangelung einer natürlichen) künstlich 
verliehene Färbung der Structurelemente umso richtiger zu unter¬ 
scheiden, je stärker die Beleuchtung. Aus alledem folgt also, dass man 
blos Structuren, welche man nicht gefärbt hat oder 
nicht intensiv genug färben konnte, und welche deshalb 
in stark brechenden Medien verschwinden oder wenig¬ 
stens undeutlich werden könnten, in schwach brechen¬ 
den Medien untersuchen soll, gefärbte dagegen stets 
in stark brechenden 1 . 
Der dritte Punkt, den wir hier zu besprechen haben, ist die 
Wahl der Linsen oder der Vergrösserungen, welche man 
bei einer Untersuchung anwenden soll. Wir wollen dem Anfänger be¬ 
sonders zwei Massregeln ans Herz legen: erstens soll er jede Unter¬ 
suchung mit möglichst schwachen Vergrösserungen beginnen und zwei¬ 
tens soll er nie stärkere Vergrösserungen, als gerade nothwendig sind, 
gebrauchen. 
*) Man könnte vielleicht dennoch sagen, dass die allerzartesten Gebilde, 
wenn sie auch möglichst stark gefärbt sind, besser in schwach brechenden 
Medien untersucht werden. Hat ja Bütschli zarte Wabenstructuren, welche 
er sehr stark gefärbt hatte, in dünnen Schnitten in Wasser untersucht, dabei 
das Licht noch ziemlich abgeblendet, empfiehlt sogar diese Untersuchungsweise 
ganz angelegentlich ([1] u. A. auf p. 59 und p. 80). Gelingt es einem, die 
fraglichen Structurelemente gehörig zu färben, so kann man sogar in Tolu- 
b a 1 s a m (dem am stärksten brechenden Medium der Mikrotechnik) Fibrillen und 
natürlich auch (piergeschnittene Wabenwände (falls der Durchmesser der Waben¬ 
lumina nicht unter 1 /3 fx ist) von kaum 0 - l Dicke noch sehr gut unterschei¬ 
den oder verfolgen bei Benützung des ganzen Beleuchtungskegels eines Abbe- 
schen Apparates von P40 Apertur. Um sich aber so färben zu lassen, müssen 
die Substanzen, aus welchen die betreffenden Structurbestandtheile bestehen, 
eine gewisse, nicht zu geringe Dichtigkeit besitzen. Je weniger dicht 
sie sind, umso weniger intensiv gefärbt erscheinen sie caeteris paribus. Das 
einzige Hinderniss, welches in dieser Beziehung der mikroskopischen Wahr¬ 
nehmung in stark brechenden Medien und bei starker Beleuchtung im Wege 
steht, ist also eine zu geringe Dichtigkeit des Wahrzunehmenden. Und wenn 
