202 
Kennt man aber schon ein Präparat und will man eine gewisse 
Stelle bei stärkeren Vergrösserungen, z. B. mit Oelimmersionssystemen 
weiter beobachten, so würde man auch ganz falsch verfahren, wenn 
man sofort die Immersionslinse einstellen und nun so auf der Suche 
nach der betreffenden Stelle auf dem Deckglas in Oel herumschwimmen 
würde. So findet man das, was man sucht, sehr schwer, verliert viel 
Zeit, ermüdet seine Augen und zerkratzt obendrein eventuell noch 
seine Linse. Zuerst suche man jene Stelle mit einem schwachen 0b- 
jectiv und womöglich mit demselben Ocular, welches man weiter be¬ 
nützen will, auf, klemme das Präparat auf dem Mikroskoptisch an 
beiden Seiten fest und stelle nun ein mittelstarkes Objectiv ein. 
Für dieses soll nun die Stelle ganz genau in die Mitte des Gesichts¬ 
feldes gebracht werden. Dann bringe man einen reichlichen, aber 
noch nicht auseinanderfliessenden Tropfen Immersionsöl auf das Deck¬ 
glas und gehe erst jetzt zum Einstellen des Immersionssystemes über. 
Diese von aussen genau ins Auge fassend, senkt man es so weit hin¬ 
unter, bis die Frontlinse das Oel, welches eine einheitliche, stark con¬ 
vexe Oberfläche besitzen muss, berührt. Erst jetzt stelle man, in 
das Mikroskop schauend, mit der Mikrometerschraube endgültig ein. 
Stärkere Vergrösserungen, als gerade nothwendig sind, wende 
man ausser den obigen Ursachen namentlich aus zwei Gründen nicht 
an. Erstens weil es, um den Wahlspruch eines geistreichen Diplo¬ 
maten zu citiren, keinen Sinn hat, mit Kanonen auf Spatzen zu 
schiessen; zweitens weil je stärker die Yergrösserung, umso schwerer 
die richtige Deutung des mikroskopischen Bildes und umso leichter 
die Täuschungen, welchen der Anfänger nicht immer, ja sogar nur 
selten auszuweichen im Stande ist. Dazu kann als dritter Grund noch 
der Umstand erwähnt werden, dass bei den stärkeren Vergrösserungen 
entsprechend weniger von dem Präparat in einem und demselben Ge¬ 
sichtsfeld erscheinen wird; und obwohl man feinere Einzelheiten mit dem 
Steigern der Vergrösserung bis zu einer gewissen Grenze immer besser 
sieht, so ist es doch dafür umso schwerer, sich einen Begriff von dem 
0 Beim Wechseln des Oculars nach dem Einstellen der Immersionslinse 
kann der Anfänger eventuell dadurch in grosse Verwirrung gerathen, dass 
etwas von oben in den Tubus auf die oberste Linse des Objectivsystems 
fällt, und das mikroskopische Bild um keinen Preis wieder scharf genug 
werden will. Allerdings ist das Vorhandensein von kleineren Gegenständen, 
z. B. einzelnen feinen Staubkörnchen auf der obersten Linse des Objectivs 
nicht schlimm; aber die Dimensionen derselben können doch leicht unbemerkt 
über die erlaubten Grenzen hinausgehen. 
