213 
chen ein Ende mit „Seidenbeuteltuch-Mehlgaze“ (Müller-Gaze) über¬ 
spannt ist; das Sieb mit den weiteren Maschen wird in das mit den enge¬ 
ren hineingeschoben. Das innere Sieb hält Gegenstände, welche grösser 
sind als die Untersuchungsobjecte, zurück, das äussere dagegen entfernt 
die kleineren, indem es sie mit der Flüssigkeit durchlaufen lässt. 
Die Flüssigkeit (meist wohl Wasser) mit dem Untersuchungsmaterial 
giesst man in der Weise durch das Doppelsieb, dass man letzteres mindestens 
so tief in ein grösseres Gefäss mit dem betreffenden Medium hineinhält, dass 
die vom äusseren Sieb zurückgehaltenen Objecte nicht trocken werden. Hat 
man bereits genug Objecte im äusseren Sieb, so nimmt man das innere, ohne 
das äussere aus der Flüssigkeit herauszuheben, weg und schöpft vom Mate¬ 
rial so viel als nothwendig mit einer weiten Pipette in das kleine Gefäss. 
Will man aber das Ganze zur Untersuchung benutzen und nichts davon ver¬ 
lieren, so steckt man das Sieb, bevor man es heraushebt, in eine Glasdose, 
wo sein unteres Ende gerade und tief genug hineingeht, indem man die Dose 
in der Flüssigkeit von aussen auf das Sieb schiebt. 
Ich benutze in der Regel die in Figur 1 halb schematisch dargestellte 
Einrichtung von Siebcylindern, womit man sehr rasch zum Ziele kommt. 
Figur 1 A ist ein grösseres Glasgefäss mit einem Abflussrohr r in der 
Höhe, dass der Boden sowohl des äusseren weiteren Siebcylinders iv : als auch 
des engeren inneren e constant unter Wasser bleibt. Vor dem Eingiessen des 
Wassers mit dem Untersuchungsmaterial in den Cylinder e wird das Gefäss a 
mit Wasser (Seewasser) gefüllt. Der äussere Siebcylinder w steht am Boden 
des Gefässes a auf einem soliden Drahtdreifuss. Der innere Siebcylinder e, 
welcher bequem in w hineingesteckt werden kann, reicht nicht bis zum Boden 
des letzteren, sondern wird durch einen Draht- oder Kautschukring vor dem 
Eingleiten in w verhindert und in einer beliebigen Höhe gehalten. Beide Sieb¬ 
cylinder bestehen aus zwei Röhrenstücken, von welchen das untere V 2 oder 1 cm 
tuch-Mehlgaze, welche in der Mikrotechnik auch anderweitig vielfache Ver¬ 
wendung finden kann, liefert in vorzüglicher Qualität die Firma Dufour & Co. 
in Thal, Canton St. Gallen. Sie führt 24 Nummern, die gröbste ist No. 0000, 
die feinste No. 20. Eine grössere Reihe von Sieben stelle ich mir aus den 
folgenden 9 Nummern zusammen: No. 0000 mit (im Durchschnitt und in run¬ 
den Zahlen ausgedrückt) 200 p dicken Fäden in 1250 jjl Entfernung von ein¬ 
ander (Preis Fr. 440 pro Meter bei 102 cm Breite), No. 00 mit 150 ja dicken 
Fäden in 650 p Entfernung (Fr. 4 70), No. 1 mit 120 jjl dicken Fäden in 400 
p Entfernung (Fr. 5 - 05), No. 4 von 120 p Fadendicke und 300 p Maschen¬ 
weite (Fr. 5'65), No. 8 von 100, resp. 200 p (Fr. 6-50), No. 10 von 80, resp. 
150 p (Fr. 7-75), No. 14 von 50, resp. 120 jjl (Fr. 10’85), No. 16 von 80, resp. 
100 p (Fr. 13), No. 20 von 80, resp. 70 p in der einen, 80 p in der anderen 
Richtung (Fr. 18-10). In dieser Reihe sind die verschiedenen Maschenweiten 
gleichmässiger abgestuft, als in der von Cori ([ 1 | p. 306) vorgeschlagenen 
(No. 000, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 17, 20). Zu einem kleinen, aber beinahe 
immer hinreichenden Satz von 5 Nummern nehme man 
0000, 1, 8, 14 und 20. 
