216 
erstere aus 3, letztere aus 2 mm diekem Glas, bei den oben bereits angegebenen 
Längen. 
Zum Sortiren eines gemischten Auftrieb- oder anderen Materials 
in Wasser muss man bei der eben beschriebenen Einrichtung natürlich 
successive verschiedene innere Siebcylinder mit zwei gleichen äusseren, 
welche entweder mit No. 20 der Müllergaze oder mit gehärtetem Fil- 
trirpapier überspannt sind, combiniren. Beim ersten Durchlaufenlassen 
des Wassers, wobei man den inneren Cylinder mit der Gaze von den 
weitesten Maschen benutzt, werden einerseits durch den letzteren die 
grössten Gegenstände zurückgehalten und gesammelt, andererseits aber 
wird das gesammte übrige Material im äusseren Cylinder in eine ge¬ 
ringe Flüssigkeitsmenge concentrirt. Nun legt man die Deckelscheibe 
(d in Figur 1 A) des inneren Cylinders auf (nachdem man letzteren 
eventuell etwas gehoben hat, damit man weniger Wasser mitnimmt), 
hebt ihn aus dem Gefäss und stellt ihn auf seine Bodenscheibe (b in 
Figur 1 C) bei Seite. Dann hebt man in derselben Weise den äusseren 
Cylinder (w in Figur 1 A) heraus und stellt ihn ebenfalls auf die ent¬ 
sprechende Bodenscheibe, welche auf einer mehrere Centimeter über 
dem Niveau des Tisches befindlichen Spiegelglasplatte liegt. Man muss 
nämlich, wenn man das Material weiter sortiren will, die äusseren 
Cylinder sammt ihrer Bodenplatte nach Entfernen der Deckelscheibe 
wieder aufheben und entleeren, und dieses gelingt, ohne die Boden¬ 
scheibe zu lüften, wodurch der Inhalt unten herausfliessen würde, leich¬ 
ter, wenn man den Cylinder an den Band der Spiegelglasplatte, auf 
welcher er sanft hinweggleitet, schiebt, die Bodenscheibe, die etwas 
(Figur 1 C) hervorsteht, seitlich und von unten gleichzeitig mit dem Cy¬ 
linder fasst und beide gegeneinanderpresst. Vorher hat man aber in 
das Gefäss a den zweiten äusseren Cylinder w hineingestellt und in 
diesen den in der Beihe folgenden inneren e, wohin der Inhalt des 
ersten Cylinders w , den man von der Spiegelglasplatte aufheben wird, 
zum weiteren Sortiren hineinzugiessen ist. So wiederholt sich die Pro- 
cedur, bis sämmtliche inneren Cylinder der Beihe nach mit dem in 
ihnen zurückgehaltenen Material bei Seite gestellt sind und der äussere 
Cylinder blos die allerkleinste Sorte enthält. In dieser Weise wird das 
langweilige Uebertragen des Materials von einem Sieb in das andere 
mittels einer weiten Pipette, wie es bei Coui’s Auftriebsieben notli- 
wendig ist, vermieden und das Verfahren überhaupt sehr vereinfacht. 
Aber noch viel rascher geht das Sortiren von statten mit der in 
Figur 2 abgebildeten Siebsäule, welche ich in sämmtlichen Fällen, wo 
das Material nicht mit feinem Schlamm oder dergleichen gemengt ist, 
