223 
die Instrumente, welche dazu dienen, selbst, zweitens der Zustand, 
in dem sie zur Anwendung kommen, drittens gewisse besondere Kunst¬ 
griffe. Auch hier müssen einerseits mechanische Insulte, andererseits 
das Austrocknen des Objectes vermieden, aber auch das genaue Ab¬ 
messen der Quantität des zu Uebertragenden (z. B. der Flüssigkeit, 
wo sich das Object befindet) ermöglicht werden. Leider ist die Ver¬ 
wendbarkeit solcher Behälter, wo sich die Objecte unter ihren natür¬ 
lichen Existenzbedingungen befinden, als Objectträger heute noch sehr 
beschränkt. 
Von den bereits erwähnten Instrumenten zum Uebertragen sind 
hier die wichtigsten: die Pipette, die Drahtschlinge und der 
Federpinsel. Haarpinsel. Spatel und Pincette sind blos für grössere 
oder minder verletzbare Objecte zu empfehlen. An Stelle der Pipette 
kann gelegentlich eine Spritze treten (ganz von Glas oder die Pra- 
VAz’sche Spritze). 
Die Pipette besitze eine Saugvorrichtung (Kautschukkappe oder 
Stückchen von Gummiröhre, am Oberende luftdicht verschlossen), 
welche gut functionirt. (Von der aufgesogenen Flüssigkeit darf beim 
vertikalen Halten der Pipette gar nichts an ihrer Oeffnung heraus¬ 
treten.) Kaliber und Oeffnung richte sich nach dem Objecte oder nach 
der Menge der zu übertragenden Flüssigkeit: eine Pipette von grossem 
Kaliber und weiter Oeffnung ist nicht gleichzeitig auch zum Ueber¬ 
tragen von kleinen Objecten, ausgenommen von einer grösseren An¬ 
zahl auf einmal, geeignet. 
Das verjüngte Ende sei bei einer weiteren Oeffnung länger, bei einer 
engeren kürzer, cylindriscli ausgezogen (auf eine Oeffnung von 1 mm Durch¬ 
messer bis 1 cm, auf 2 mm bis 2 cm lang). Das Glas darf an der Mündung 
nicht scharf sein, und diese muss einen auf die Pipettenachse genau verticalen 
Kreis bilden. (Ein schräg abgestutztes oder schartiges Ende macht die Pi¬ 
pette für feinere Arbeiten unbrauchbar.) Man halte sich immer eine grössere 
Anzahl von verschiedenen Pipetten, die man sich leicht selbst verfertigen 
kann, vorrätkig (etwa von V 2 mm weiter Mündung an). 
Wenn man irgend einen Gegenstand mit der Pipette auf den Object¬ 
träger übertragen will, achte man durch gut abgemessenen Druck an der 
Saugvorrichtung besonders darauf, dass man nie mehr Flüssigkeit mit auf¬ 
sauge, als gerade notlrwendig und zu diesem Zwecke nie mehr Luft hin¬ 
auspresse (was immer vor dem Eintauchen in die Flüssigkeit geschehen 
muss), als dem Volumen des Aufzusaugenden gerade entspricht. Nur so 
kann man es vermeiden, dass das Object zu hoch in der Pipette, aus dem 
cylindrischen Endabschnitt hinaus, emporsteige und dort an der Wand eventuell 
haften bleibe, oder aber nach dem Objecte auch Luft mit hineindringe, wenn 
man mit dem Druck an der Saugvorrichtung auf hört; nur so kann man das 
Object in einem beliebig grossen Tropfen auf die gewünschte Stelle des Object- 
