243 
sten Vergrösse rangen; dieses dadurch zu verhüten, dass man (nach Harting [1] 
Bd. II p. 100) mit der Frontlinse „über die Handfläche streift, wobei sich eine 
ganz dünne Fettschicht auf lagert“, würden wir auch nicht rathen, da letztere 
der Beobachtung doch Eintrag thut. 
Wir sehen also, dass die RECKLiNGHAUSEN’sche feuchte Kammer blos 
bei einer Untersuchungsweise nothwendig ist, welche selbst lieber vermieden 
werden soll. Wo sie nicht vermieden werden kann, ist auch nicht die ursprüng¬ 
liche Form von Recklinghausen anzurathen. 
Er schlug nämlich vor, die feuchte Kammer in der Weise zu verfertigen, 
dass man den untersten Theil eines Lampencylinders oder das obere Ende 
„von den Standgefässen für Alkohol- oder Urinprober“ (Recklinghausen [3] 
p. 162) in einer passenden Länge absprenge, den engen Theil des abgesprengten 
Stückes über den unteren Theil der Mikroskopröhre (das Objectivsystem) 
schiebe, wo er fast vollständig schliessen soll, während der untere weite Theil 
auf dem grossen Objectträger ruht und unten so gut abgeschliffen ist, dass, nach¬ 
dem alles vollständig eingestellt ist, ein Oeltropfen auch hier den Abschluss 
herbeiführt. Ein auf die Seitenwand der so hergestellten Zelle in doppelter 
Lage gelegter benetzter Streifen von Fliesspapier sättigt den abgesperrten 
Raum mit Feuchtigkeit. — Den Verschluss an der Mikroskopröhre vervoll¬ 
ständige man durch eine rund herumgewickelte und am Glase und am Ob- 
jectiv fest angebundene dünne Kautschuklamelle oder aber durch ein Stück 
dünnwandiger Kautschukröhre, so indessen, dass für das Heben und Senken 
des Tubus genug Spielraum bleibe. Auch gewisse Verschiebungen des Ob¬ 
jectträgers bei weiteren Einstellungen ermöglicht diese Einrichtung, sobald 
das untere Ende des Glascylinders dem Spiegelglasobjectträger genau auf¬ 
geschliffen ist, damit er leicht darauf gleite und dabei der OelVerschluss nicht 
unterbrochen werde. 
Hat man aber nicht blos mit kleineren Tropfen vom Untersuchungs- 
medium, sondern mit etwas grösseren Quantitäten zu thun, worin sich 
die Objecte vielleicht auch frei bewegen sollen, und welche auf dem 
Objectträger durch Cohäsion und Adhäsion nicht mehr in der Mitte der 
Kammer zusammengehalten werden können, so muss man zu einer spä¬ 
teren Modiflcatioii der RECKLiNGHAUSEN’schen feuchten Kammer seine Zu¬ 
flucht nehmen. Bei dieser bildet den unteren Theil der Kammer eine 
weitere Glaszelle, die, mit Flüssigkeit gefüllt, auch als kleines Aqua¬ 
rium dienen kann. Ein Glasring wird nämlich auf den Objectträger 
aufgekittet und dient als Seitenwand der Zelle, und der feuchte Raum 
wird dadurch abgesperrt, dass um den Glasring ein Kautschukärmel 
gebunden wird, in dessen andere Oeffnung man in passender Höhe das 
Objectiv einbindet (s. bereits 1867 bei Frey [2]). Dadurch wird auch dem 
Heben und Senken des Tubus ein viel grösserer Spielraum gegeben. 
Innerhalb des äusseren Ringes klebe ich noch einen engeren Ring 
von derselben oder, wenn es der Arbeitabstand des Objectivs erlaubt, 
auch von etwas grösserer Höhe auf den Objectträger. Das Object 
16* 
