244 
bringe ich in diesen inneren Behälter, damit es sich nicht in die Nähe 
der Seitenwand des feuchten Raumes begeben kann, wo es vielleicht 
nicht mehr einstellbar wäre. Das Wasser, welches die abgesperrte Atmo¬ 
sphäre mit Feuchtigkeit zu sättigen hat, giesse ich in den Raum zwischen 
inneren und äusseren Glasring. Hier kann ich auch die Algen, welche, 
wie gleich geschildert werden soll, den frischen Sauerstoff besorgen, 
in der nothwendigen Menge anhäufen, ohne der Untersuchung Eintrag 
zu thun. 
Viel wichtiger, namentlich für feinere histologische Beobachtun¬ 
gen, sind die feuchten Kammern, welche für Untersuchungen im han¬ 
genden Tropfen eingerichtet sind. — Das Untersuchungsmedium wird 
in Form eines Tropfens auf die Mitte des Deckglases gebracht, dieses 
vorsichtig umgekehrt und mit dem Tropfen nach unten der Zelle auf¬ 
gelegt, so dass der Tropfen in das Lumen der Zelle hineinhängt, aber 
nicht bis zu ihrem Boden reicht. Eine solche feuchte Kammer ist 
also jede gut scliliessende Zelle, welche tiefer ist als der Tropfen 
dick. Je flacher der Tropfen sein kann, um so besser; einerseits weil 
dadurch die zu untersuchende Schichte um so dünner wird, und an¬ 
dererseits weil auch die Seitenwände der Kammer um so niedriger 
sein dürfen, wodurch das Object um so weniger hoch über dem Object¬ 
tisch liegt, also um so besser beleuchtet werden kann. Beides sind 
grosse Vortheile, besonders bei feinen Beobachtungen mit starken Ver- 
grösserungen. Auch sonst sind die Dimensionen der Kammer am besten 
so gering zu nehmen, dass der hangende Tropfen die Seitenwände 
eben nur nicht berührt; dann braucht entweder gar keine Flüssigkeit 
oder nur sehr wenig ausser dem Untersuchungstropfen in der Kammer 
vorhanden zu sein. 
Die gebräuchlichsten Formen sind die feuchte Kammer von Kühne, 
Selenka, die feuchte Kammer mit überhängender Seitenwand und die 
modificirte Ranvier’scIic Zelle. Neben diesen wollen wir eine Com- 
bination der Zelle von Kühne und Selenka, und endlich die feuchten 
Kammern erwähnen, welche nach dem Princip der H. L. SMiTH’schen 
Kammer mit Flüssigkeit versehen werden. 
Die feuchte Kammer von Kühne (oder Böttcher), welche aus einem 
Glasring besteht, in der Mitte des Objectträgers aufgekittet, ist weni¬ 
ger praktisch als die feuchte Kammer von Selenka ([1] p. 41), be- 
stehend aus einem Ring von circa 40 mm Durchmesser und 12-20 mm 
innerer Oeffnung, verfertigt aus circa 3 mm dickem Spiegelglas. Wird 
ein solcher Ring, besonders wenn er mattgeschliffen ist, auf den Ob¬ 
jectträger von entsprechender Grösse mit einer Spur von Ricinusöl 
