247 
Die nothwendige Feuchtigkeit in der Kammer kann man endlich nach 
dem Princip der H. L. SMiTH’schen Kammer (H. L. Smith [ 1 ] 1865, Ref. bei 
M. SC'HULTZE [ 10 ], auch Harting 1 1 ] Bd. III, p. 342) in der Weise einfach 
besorgen, dass man einen Objectträger etwas seitlich von der Mitte durch¬ 
bohrt (Durchmesser des Loches 1-2 mm), ein Glasviereck von der oben ge¬ 
schilderten Beschaffenheit c, (Figur 6 hier indessen besser von geringerer 
Dicke, etwa 2 mm und blos 10 mm innerer Oeffnung) und in der angegebenen 
Weise so auflegt, dass das Loch in die Nähe der Peripherie innerhalb der 
runden Oeffnung zu liegen komme, den Objectträger auf einen anderen, etwas 
grösseren legt und sie miteinander, am Rande des oberen, an einigen Punkten 
mit etwas Terpentinharz verkittet. Durch Capillarattraction wird zwischen 
beiden etwas Wasser eingesaugt. Die Verdunstung dieser Wasserschichte 
durch das Loch versieht die Kammer, in welcher sich das Object im hangen¬ 
den Tropfen befindet, für beliebige Zeit mit der nothwendigen Feuchtig¬ 
keit, wenn man dem capillaren Reservoir zwischen den beiden Objectträgern 
von Zeit zu Zeit (z. B. alle 2-3 Tage) etwas Wasser zusetzt. Aehnlich, 
aber, da dort die zwei gleich grossen Objectträger durch Gummibänder zu¬ 
sammengehalten werden, weniger praktisch ist die Einrichtung von J. Deby 
1880 [1]. 
§ 24 . 
Erhalten der Lebensbedingungen des Objectes während der 
Untersuchung: Zufuhr von frischer Flüssigkeit. Circulationskammer. 
Die dritte Methode, das Eintrocknen zu verhindern, ist die Zu¬ 
fuhr von neuer Flüssigkeit während der Untersuchung nach Mass- 
gabe der Verdunstung. Diese Methode empfehle ich nur dann, wenn 
das neu zugefülirte Quantum entweder blos zur Sättigung des feuchten 
Raumes mit Wasserdämpfen dient und sich mit jener Flüssigkeit, in 
welcher sich das Object befindet, nicht mischt (also wenn sich letz¬ 
teres im hangenden Tropfen oder innerhalb des inneren Ringes in der 
Kammer für Untersuchung ohne Deckglas [p. 243] befindet), oder 
die alte Flüssigkeit beim Zuströmen der neuen in derselben Menge 
stets weggeleitet wird. Durch die Verdunstung concentrirt sich näm¬ 
lich das Untersuchungsmedium bei stetiger Zufuhr von neuen Quan¬ 
titäten allmählich in der Weise, dass das Object unter ganz unnatür¬ 
liche Verhältnisse kommt. Ist das Medium auch nur Quellwasser, so wird 
es z. B. an Kalkgelialt bald so reich, dass die Organismen darin nicht 
mehr, oder wenigstens nicht normal weiter leben können. Es müsste 
blos das und so viel zugeführt werden, was und wie viel die Ver¬ 
dunstung entfernt. Führte man also auch blos destillirtes Wasser 
zu. so würde es beinahe unmöglich sein, das richtige Quantum zu 
treffen, damit das Untersuchungsmedium weder verdünnt werde noch 
eindicke. 
