248 
Deshalb würde ich z. B. von der Benutzung der feuchten Kammer von 
H. L. Smith nur abrathen. (Eine Einrichtung derselben als Circulations- 
kammer siehe weiter unten.) 
Dagegen ist die Einrichtung, welche Strassburger als feuchte Kammer 
empfohlen hat, für viele Zwecke sehr praktisch. Man schneidet sich vier¬ 
eckige Zellen mit runder Oeffnung aus Löschpapier von etwas längerer Seite 
als das anzuwendende Deckglas. Von diesen legt man so viele aufeinander, 
wie man die Zelle hoch machen will. Das Object kommt in den hangenden 
Tropfen über der Oeffnung, so weit vom Papier wie nur möglich. Die zu 
oberst kommende Lage des Papiers durchtränke ich mit Bicinusöl, die unteren 
werden mit Wasser befeuchtet aufgelegt. Dadurch, dass man von Zeit zu 
Zeit etwas Wasser den Seiten der Zelle zufliessen lässt, sättigt man den 
Innenraum mit Feuchtigkeit, ohne die Zusammensetzung des Untersuchungs¬ 
mediums zu verändern und ohne es ganz von der äusseren Luft abzuschliessen, 
was für das Gedeihen mancher Culturen von Wichtigkeit ist. 
Indessen giebt es Objecte, denen eine, wenn auch etwas überschüssige 
Zufuhr von sterilisirtem, destillirtem Wasser nichts schaden kann, so z. B. 
die Infusorien des Heuaufgusses, welcher ja selbst mit destillirtem Wasser 
zubereitet ist, zumal da in die Zelle unter dem Mikroskop auch Heufragmente 
mit hinein gebracht werden. Eine sehr praktische Einrichtung zu diesem 
Zwecke ist die von Rhumbler [ 1 ] bei Untersuchungen über die Cystenbildung 
und Entwickelung des Infusoriums Colpoda benützte. Sie kann, wie gleich 
gezeigt wird, mit geringer Modification auch zum stetigen, vollkommenen 
Wechseln einer Flüssigkeit unter dem Deckglase durch Verdunstenlassen der 
alten Flüssigkeit, aber ausserhalb der Zelle, dienen. 
Bei einer gut schliessenden feuchten Kammer ist die nachträg¬ 
liche Zufuhr von Flüssigkeiten gegen die Verdunstung zwar meist 
unnöthig, aber es ist oft von grösster Wichtigkeit, ( eine regelmässige, 
je nach der Natur der Organismen raschere oder langsamere Circu- 
latiou des Untersucliungsmediuins während der Beobachtung aufrecht 
zu erhalten, bei welcher gerade so viel frische Flüssigkeit zuströmt, 
wie alte wegfliesst. 
Solche Einrichtungen kann man sich leicht selbst zusammen- 
stellen. Die dazu nothwendigen Bestandtheile sind ausser dem Object- 
träger, welcher die Zelle für das Untersuchungsobject trägt: a) ein 
Reservoirgefäss, b) ein Abffussgefäss, c) die Zuflusseinriclitung, d) die 
Abflusseinrichtung, e) die Einrichtung, welche den Strom durch die 
Zelle führt. 
In der einfachsten, jedoch für manche Zwecke, besonders für 
kürzere Untersucliungsdauer, wo das Präparat fortwährend unter Auf¬ 
sicht bleibt, genügenden Weise wird der Zu- und Abfluss bei einer 
langsamen Circulation von Alters her durch je einen Faden von Wolle 
(Seide oder dergl.) oder Streifen von Löschpapier, die in die Zelle 
hineinragen, eventuell einfach an entgegengesetzten Seiten unter das 
‘■8$ i * Z ^ (, ~f' o ' 
