249 
Deckglas geschoben werden, vermittelt. Der zuführende Faden kommt 
aus einem etwas höher stehenden Gefäss, der ableitende, welcher ebenso 
dick ist, als der andere, hängt in ein tiefer stehendes hinein. Beide 
Gefässe können auf passenden Postamenten neben dem Mikroskop, rechts 
und links vom Objecttisch stehen, wo sie indessen bei der Beobachtung 
leicht hinderlich werden. 
Deshalb bringe ich beide auf dem Objectträger selbst an, und 
möchte diese Einrichtung Stufenobjectträger nennen. 
Ich klebe nämlich aus einem gewöhnlichen Objectträger englischen For¬ 
mats und zwei Spiegelglasstücken einen Objectträger zusammen, welcher drei 
Stufen bildet. Auf der höchsten Stufe rechts steht das Beservoirgefäss 
a in Figur 7, eine aufgeklebte höhere Glaszelle (wie c in Figur 6), mit einem 
Deckglas so bedeckt, dass der Faden oder der Papierstreifen am Bande des 
Deckglases eben hineingeleitet werden kann. Auf der niedrigsten Stufe links 
dient dieselbe Einrichtung als Abflussgefäss. Auf der mittleren Stufe, in 
einer maximalen (bei Benützung des Condensors schon zu grossen) Höhe von 
8-10 mm, vom Objecttisch gerechnet, befindet sich die Zelle mit dem Unter¬ 
suchungsobject c. Wenn die Fäden, oder hier besser die Löschpapierstreifen, 
vor dem Deckglas und von vornherein befeuchtet in der richtigen Entfernung 
von einander auf dem Objectträger festgelegt werden, so kann man auch 
einen (oder zwei) Bahmen von Bicinusöl quer über sie hinweg für die Seiten- 
wände der Zelle ziehen (s. p. 233), in welche sie hineinragen, um die Flüssig¬ 
keit ein- und auszuleiten. Je breiter und dicker der Streifen, um so rascher 
der Wechsel der Flüssigkeit in der Zelle, am raschesten, wenn die ganze 
rechte und linke Seitenwand von den Enden der Streifen gebildet wird. 
a 
7 
Stufenobjectträger für Circulation. o Objectträger, a die obere (Re¬ 
servoir-), b die untere (Abfluss-) Zelle, c Deckglas über dem Object, c' c" 
Deckgläser der Reservoir- und Abflusszelle, zu zuleitender, ab ab¬ 
leitender Streifen von Papier, Seide und dergl. I untere, II obere 
Spiegelglasplatte. 
Längere Zeit, also z. B. über Nacht, kann man indessen diese Einrich¬ 
tung, wie erwähnt, sich nicht selbst überlassen. Das Beservoir würde, bei 
richtig gewählten Leitungsstreifen oder Fäden, auch für 24 Stunden genügen, 
und doch wäre der Wechsel der Flüssigkeit in der Zelle für sehr viele Ob¬ 
jecte nicht zu langsam. Leicht kann sich aber die Leitung (die Wolle 
weniger als das Papier) ganz oder zum Theil an irgend einem Punkte ver¬ 
stopfen und dadurch die ganze Einrichtung nutzlos werden, ja es könnte 
sogar der Inhalt der Zelle weggesogen werden und verdunsten. 
