251 
glasrand überall hart anliegen, höchstens wenig darunter geschoben Averden 
und deshalb sehr sorgfältig gerade zurechtgeschnitten sein. Dasselbe gilt 
\ T on der Schmalseite eines anderen, viel grösseren viereckigen Papierstreifens, 
die die linke Wand der Zelle zu bilden hat. Den Zufluss besorgt eine 
äusserst feine, U-förmige Capillarröhre aus Glas. Der eine Schenkel \ r on 
ihr ist in ein Reagensglas, das als Reservoir dient, getaucht, welches auf 
dem Objecttisch des Mikroskops, neben der Mikrometerschraube befestigt ist; 
der andere Schenkel berührt gerade mit seiner Mündung den schmalen Lösch¬ 
papierstreifen rechts vom Präparat, hart am Deckglasrande. Den Abfluss aus 
der Zelle besorgt die saugende Wirkung des grossen Löschpapierstreifens 
links vom Deckglase, und das Entfernen der weggesogenen Flüssigkeit ein¬ 
fach die Verdunstung an der Oberfläche des grösseren Löschpapierstreifens. 
So viel Flüssigkeit Avie am rechten Rande des Deckglases zum Präparat 
strömt, muss am linken Rande Aveggesogen werden und ausserhalb der Zelle 
verdunsten. Wie dünn die Capillarröhre einerseits und Avie gross die Ver¬ 
dunstungsfläche des grossen Papierstreifens bei der geAvünschten Stromge- 
scliAvindigkeit, die noch keine passiven Ortsveränderungen der Gegenstände 
unter dem Mikroskop verursacht, zu sein braucht, damit ein Gleichgewicht 
zwischen Zufluss und Abfluss, beziehungsweise Verdunstung entstehe, stellt 
man leicht an Probezellen vor der eigentlichen Untersuchung fest. Einige 
Cubikcentimeter Flüssigkeit im Reagensglas genügen für den notlrvvendigen 
Wechsel des Untersuchungsmediums Tage lang. Sämmtliche Substanzen, 
Avelche im Untersuchungsmedium gelöst sind, häufen sich bei unserer Ein¬ 
richtung in Folge der Verdunstung nicht in der Zelle (die vordere und 
hintere Seite ist noch durch Ricinusöl verschlossen), sondern im grossen 
Filtrirpapierstreifen ausserhalb der Zelle. Dieser füllt sich auch mit ihnen 
allmählich, wird verstopft, saugt nicht mehr gut und muss deshalb von Zeit 
zu Zeit, etwa jeden Tag, durch einen neueu, mit destillirtem Wasser vorher 
befeuchteten Streifen ersetzt Averden 1 . 
Derjenige, dem auch das Reagensgläschen Rhumbler’s auf dem 
Objecttisch ungelegen ist, kann sich auch für Untersuchungen während 
des Lebens ohne mechanische Eingriffe des Circulationskästclieiis be¬ 
dienen, welches mir besonders bei Beobachtungen, die in anderen Ab¬ 
schnitten dieses Buches zu erwähnen sind, gute Dienste leistete. 
Es besteht aus einem Glaskästchen (k, in Figur 8), ungefähr Avie die 
H. L. SMiTii’sche feuchte Kammer, vom englischen oder besser etwas grösseren 
Objectträgerformat, z. B. von 9 und 4 cm Seite, für ähnliche Untersuchungen 
t) Rhumbler liess sein Untersuchungsmedium, sterilisirten und filtrirten 
Heuaufguss, in welchem Colpoden besonders gut gedeihen, zwar stetig zu- 
fliessen, sorgte aber für die Entfernung von derselben Menge Untersuchungs¬ 
mediums aus der Zelle nicht, sondern überliess dies einfach dem Verdunsten 
am Deckglasrande. Nun verdunstete natürlich blos Wasser, aber alles, was 
darin gelöst war, musste sich in der Zelle anhäufen und dort unnatürliche 
Verhältnisse schaffen, Avobei die Beobachtungen selbst nicht mehr vorwurfs¬ 
frei bleiben konnten, Avenn auch die Thiere fortlebten. 
