254 
oder nötkigenfalls auch je drei. Die nickt gebrauchten Locker werden ent¬ 
weder mit etwas Klebwachs zugestopft oder von den Bestandtkeilen der Zelle 
selbst, die man auf sie legt, verschlossen. — An dem Circulationskästcken 
können die verschiedensten Arten von Zellen angebracht werden. In A und B 
ist die auf Seite 246 (Figur 6) beschriebene combinirte Zelle zur Unter¬ 
suchung im hangenden Tropfen aufgelegt. Hier functioniren blos die Löcher 
lb und 1 c; 2 b, 3 b und 2 c, 3 c sind durch den auf sie gelegten inneren 
Ring i verschlossen. In C ist das Loch 1 c ganz, die Löcher 2 b und 3 b 
halb verschlossen durch die angedeutete Lage des Doppelringes dr, welcher 
zum Ausspannen von Membranen in der feuchten Kammer dient (s. weiter unten). 
In D, wo die Anordnung des doppelten Ricinusölrahmens mit dem zu unter¬ 
suchenden Tropfen t r vor dem Auflegen des Deckglases dargestellt ist, sind 
blos die Löcher lb und lc ausser Function, mit Klebwachs verstopft. 
Solche Pfropfe entfernt man wieder sehr leicht, da man den ganzen Apparat 
auseinander nehmen kann. — Hat man gute Glasschneide- und Bohr-Instru- 
mente, so kann man wohl die ganze Einrichtung selbst verfertigen. (Meine 
Apparate hat der hiesige Universitätsmechaniker F. Lutze gemacht.) 
Wo eine raschere Circulation nothwendig ist, muss die Zu- und 
Ableitung durch feine Röhren gehen, welche direct in die Zelle, deren 
Seitenwand an entgegengesetzten Punkten durchbohrt ist, münden. 
In gewissen Fällen kann zu diesem Zwecke mit einer kleinen Modi- 
tication auch jene Einrichtung der RANViER’schen Zelle dienen, welche 
sonst als Gaskammer gute Dienste leistet. Die Zu- und Ableitungs¬ 
rohre, welche in dem Objectträger selbst verlaufen, also nicht unge¬ 
legen sind, wie bei gewissen anderen Einrichtungen, müssen indessen 
hier etwas enger sein oder wenigstens enger münden als für das 
Durchströmen von Gasen. Damit nun das Object, vom Strome be¬ 
rührt, keine passiven Bewegungen mache, die der Untersuchung hinder¬ 
lich sind, oder gar aus dem Gesichtsfelde geschwemmt werde, muss 
die Stromrichtung abgelenkt und der Strom selbst in möglichst feine 
Stromäste zerlegt werden. Deshalb fülle ich die ringförmige Rinne, 
die den centralen Glaspfeiler umgiebt, besonders vor der Zustrom- 
mündung dicht mit feiner Wolle, und damit jede Gefahr, dass sich 
das Object aus der Zone über dem Pfeiler entfernt, ausgeschlossen 
sei, umzäume ich den Pfeiler mit einem Wall aus gehärtetem Filtrir- 
papier, indem ich einen Streifen, welcher genau bis an das Deckglas 
reichen muss, rings herum an die Seitenfläche des Pfeilers klebe und 
den etwa herausragenden Tlieil im Niveau der oberen Objectträgerfläche 
mit einem scharfen Rasirmesser abtrage. 
Die auf Seite 243 erwähnte feuchte Kammer mit doppeltem 
Ring für Untersuchung ohne Deckglas kann auch sehr gut für eine 
raschere Circulation eingerichtet werden, indem man am äusseren Ring 
