250 
genug ist, weil man damit wegen der geringen optischen Differenzirung des 
lebenden Objectes meist gar nicht mehr als mit 150-200fachen sieht. 
Der wesentlichste Bestandtheil des Aparates ist aus einem Scheiben¬ 
förmigen Stück Aluminium pl von 5 mm Dicke und 6 cm Durchmesser ge¬ 
dreht, und ist einem Spiegelglasobjectträger von 3 mm Dicke, 9 cm Länge 
und 4 cm Breite sehr genau aufgeschliffen, so dass sie vermittelst einer 
capillaren Ricinusölschichte vollkommen wasserdicht darauf haftet. Ein etwa 
2 mm breiter, dünner Saum s an der Scheibe erleichtert ihre Befestigung 
auf dem Objectträger durch einige Tropfen von Terpentinharz tli. In der 
Mitte der Scheibe befindet sich eine runde Oeffnung von 1 cm Durchmesser. 
Am Rande derselben stehen vier Pfeiler von 2 V 2 mm Höhe pfi- hinter diesen 
stehen in geringer Entfernung, so dass gerade ein röhrenförmig zusammen¬ 
gebogener Streifen gehärteten Filtrirpapiers zur Bildung der eigentlichen 
Seitenwand der inneren Zelle, wo sich das Object befindet, zwischen ihnen 
hineingesteckt werden kann, vier äussere Pfeiler pfa. Die äusseren Pfeiler, 
von derselben Höhe wie die inneren, tragen einen 2 mm breiten, dünnen 
platten Ring von 12 mm innerer Oeffnung, welcher so eine horizontale 
Stütze für das eventuell aufzulegende Deckglas bildet, dem Hineinstecken 
der Papierwand zwischen die Pfeiler aber nicht hinderlich ist. (Diese Ein¬ 
richtung kann also auch für Untersuchungen im hangenden Tropfen, etwa 
bei stärkerer Durchlüftung — s. weiter unten — benutzt werden.) Einen 
Centimeter weit von der Wand der inneren Zelle befindet sich die Wand 
der äusseren Zelle, ein 5 mm hoher, etwa 1 mm dicker Ring ar. Innerhalb 
dieses Ringes steht noch, etwa 2 mm weit davon, ein dritter, 2 mm hoher, 
schwächerer Ring sw, welcher als Sicherheitswall (damit beim zufälligen 
Aufhören der Circulation das Object o nicht trocken bleibt) und zum ersten 
Ablenken des Zustromes dient. Die Mündung sowohl der Zuleitung zu, als 
auch der Ableitung ab (zwischen welchen in der Mitte eine den Strom ab- 
leukende Querwand qw [in B] von der Höhe der Pfeiler angebracht ist) 
ist in dem äusseren Ring ar nicht seitlich, sondern mehr nach vorn ange¬ 
bracht, da die Leitungsröhren in dieser Richtung schräg nach vorne beim 
Beobachten weniger hinderlich sind. Sie verlaufen innerhalb der Scheibe p l, 
welche zu diesem Zweck in horizontaler Richtung entsprechend durchbohrt 
ist. Der oberen Fläche der Aluminiumscheibe ist der untere Rand einer 
nach oben zum Hineinstecken des Objectivs gerade weit genug offenen 
kleinen Glasglocke aufgeschliffen, welche, mit etwas Ricinusöl bestrichen, 
zwar einen luftdichten Verschluss der Kammer bildet, und so das Präparat 
vor Staub und Verdunstung, wie die REC’KLiNGHAUSEN’sche Kammer, schützt, 
aber auch für die Einstellung bis an den Rand der inneren Zelle eine ge¬ 
nügende glatte Verschiebung des Objectträgers zulässt. Ihr unterer Rand 
ist nämlich bei Einstellung auf die Mitte der inneren Zelle sowohl vom 
äusseren Ring a r, als auch von der oberen Kante der Scheibe 5 mm weit ent¬ 
fernt, und grössere Excursionen als höchstens 5 mm in jeder Richtung von 
der Mitte aus erfordert ein Untersuchungsfeld von 1 cm Durchmesser nicht. 
Vor der Halsverengung der Glocke ist ein platter Kautschukring kau auf- 
geklebt, welcher in das Lumen hineinragt und so das Einschieben und Aus¬ 
ziehen des Mikroskoprohres (der Objectivfassung) zwar nicht hindert, aber 
durch Anscbmiegen an dasselbe doch einen hinreichenden Verschluss auch in 
