259 
ohne Nachtheile für die Beobachtung möglich, da ja der innere Ring 
ganz oder zum Tlieil aus einem Streifen gehärteten Filtrirpapiers 
bestehen kann. 
Eine besondere Zuleitung von verschiedenen Grasen, wozu die 
Baskammern dienen, hat für rein morphologische Untersuchungen wäh¬ 
rend des Lebens keine Bedeutung, wohl aber zum Verfolgen der Ein¬ 
wirkung gasförmiger Fixirungsmittel auf das lebensfrische Object. Damit 
wir also im V. Abschnitt nicht noch einmal auf diese Einrichtungen 
zurückkommen müssen, wollen wir sie hier kurz besprechen. Sollen 
sich die Dämpfe, deren Wirkung man mit dem Mikroskop direct zu 
controliren hat. in der Kammer selbst aus Flüssigkeiten entwickeln (so 
Osmiumtetraoxyd-, Essigsäure-, Ammoniakdämpfe und dergl.), so ist dazu 
eine jede feuchte Kammer im engeren Sinne gut, in welcher ein ge¬ 
sonderter Raum für diese Flüssigkeit vorhanden ist, damit sie selbst 
nicht mit dem Beobachtungsmedium, oder, falls die Beobachtung in 
Luft geschieht, mit dem Object in Berührung komme. Sehr geeignet 
ist demnach die Doppelkammer für den hangenden Tropfen (p. 246) 
mit oder ohne Circulationskästchen (Figur 8 A und B) und gelegentlich 
auch die Einrichtung für Untersuchung ohne Deckglas (p. 243). Sollen 
die Grase als solche in die Kammer dringen und sie durchströmen, so 
können die ebenfalls schon beschriebenen Einrichtungen benützt werden 
welche zur Unterhaltung einer raschen Circulation dienten, so die 
Ran vier’ sehe Gaskammer und die Circulationskammer (p. 255-256), 
nur dass hier der innere Wall ganz aus Aluminium oder Glas sein muss. 
Ein solcher Ring kann, falls er dem Boden der Circulationskammer 
ausserhalb des Pfeilers p/a, oder dem Objectträger selbst innerhalb 
der centralen Oeffnung ö in Figur 9 A und B gut aufgeschliffen ist, 
nach Bedarf immer leicht eingesetzt werden. Natürlich kann diese 
Kammer ebenso gut bei Untersuchungen im hangenden Tropfen auch 
als Gaskammer gebraucht werden. 
Die von Stricker ([ 2 ] p. VII) für den hangenden Tropfen vor¬ 
geschlagene feuchte Kammer, deren Seitenwand ein nach Bedürfniss 
dicker Ring aus Glaserkitt (s. p. 235) auf dem Objectträger ist, 
kann man nach ihm einfach in der folgenden Weise zu einer Gas¬ 
kammer umgestalten. In den noch weichen Wall von Kitt „kann 
man nämlich entsprechend der Mittellinie des Objectträgers je ein 
Glasröhrchen einlegen, an jedes derselben ein Kautschukröhrchen bringen 
und diese, wenn kein Gas durchgeleitet werden soll, durch leichte 
Quetschhähne verschliessen.“ Das mit dem hangenden Tropfen auf 
den weichen Kitt gedrückte Deckgläschen verschliesst die Kammer 
17 * 
