260 
ganz hermetisch. Wenn man eine solche Gaskammer abwechselnd 
z. B. mit Kohlensäure und atmosphärischer Luft während der Beob¬ 
achtung füllen will, so schaltet man in die Leitung, welche Kohlen¬ 
säure aus einer AVaschflasche am Arbeitstisch in die Kammer führt, 
eine T-Köhre ein und verbindet ihren senkrechten Schenkel mit einer 
Kautschukröhre, deren anderes Ende der Beobachter im Munde halten 
kann und während der Strömung von Kohlensäure, damit diese ihre 
Richtung durch die Kammer nehme, zusammenpresst. Wenn er nun 
die Leitung zwischen AVaschflasche und T-Röhre (z. B. ein Kautschuk¬ 
rohr mit einem Quetschhahn) schliesst und am Rohre im Munde saugt, 
dann zieht er von der entgegengesetzten Seite der Kammer, wo das 
Leitungsrohr oö'en ist, atmosphärische Luft hinein. (Stricker [2] AMII.) 
Complicirtere Gaskammern sind die von Stricker ([2] p. IX) mit Queck- 
silberverschluss nach dem von Kühne eingeführten Princip, und die, eben¬ 
falls von Stricker, mit elektrischer Heizung (p. XIII), die von Rollett 
mit Gaswechsler u. a. m. Ihre Schilderung wollen wir unterlassen, da sie 
von verschiedenen Instrumentenhändlern fertig zu beziehen sind und seit 
langer Zeit allgemein gebraucht werden. 
§ 
3(5. 
Erhalten einer constanten Temperatur unter dem Mikroskop. 
Ueber diesen Gegenstand müssen wir uns ganz kurz fassen. Die 
Erhaltung des Untersuchungsobjectes auf einer con¬ 
stanten Temperatur ist notliwendig bei der Beobachtung während 
des Lebens, wenn das Object einem warmblütigen (homoiothermen) AA^esen 
(Säugethier oder A f ogel) entnommen ist. Es werden dazu heizbare 
Objecttische, Objectträger für durchströmendes warmes Wasser und 
Thermostate benützt, in welche das ganze Mikroskop hineingestellt 
wird. Eine vollkommene Sicherheit, dass Temperaturschwankungen 
über 1-2 Grade, die das Gedeihen des Objectes schädlich beeinflussen 
würden, auch dann nicht eintreten, wenn die ganze Einrichtung längere 
Zelt sich selbst überlassen bleibt, gewähren nur die Thermostate, deren 
Anwendung für diesen Zweck zuerst von Sachs und Panum vorge¬ 
schlagen wurde. Diese machen leider die Untersuchung selbst etwas 
unbequem, am wenigsten noch die Pfeiffer’ sehe Heizvorrichtung, welche 
von der Firma C. Zeiss (Jena) zu beziehen ist. AA T enn man indessen 
das Präparat während der ganzen Untersuchung ununterbrochen vor 
Augen haben kann, so genügen auch die neueren heizbaren Object¬ 
träger, gelegentlich sogar die älteren heizbaren Objecttische. 
Die Heizung geschieht blos bei den älteren Vorrichtungen direct durch 
eine Gas- oder Spiritusflamme, welche einen oder zwei Fortsätze des kupfernen 
