261 
Objecttisches (heizbarer Objecttisch von M. Schultze) erwärmen. Stricker 
([2] p. XIV) liess in derselben Weise den zum Theil aus Kupfer zusammen¬ 
gestellten Objectträger selbst, welcher auch das Thermometer trägt, erwärmen, 
da es ja auf die Temperatur des Objectträgers und nicht des Objecttisches, 
welche eine andere sein kann, ankommt. Auch wandte Stricker die Heizung 
durch einen constanten elektrischen Strom, welcher den Objectträger durch¬ 
setzt, anstatt der Flamme an. Viel besser hat sich indessen das Erwärmen 
des Objectträgers durch warmes Wasser, welches ihn durchströmt, bewährt. 
Bei den einfacheren Vorrichtungen dieser Art kommt die Zelle, worin 
sich das Object befindet, oben stets mit nicht erwärmter Luft in Berührung, 
welche ebenso wie das kalte Mikroskoprohr, Wärme entzieht und so grössere 
Schwankungen der Temperatur auch innerhalb der Zelle verursacht. Muss 
man sich aber doch mit solchen Vorrichtungen behelfen, so thut man gut, 
Avenn man das Präparat wenigstens unter der auf Seite 256 (g l in Figur 9) 
erwähnten kleinen Glasglocke (das untere Ende eines Lampencylinders nach 
Recklinghausen) untersucht, wo wenigstens die bereits erwärmte Luftschichte 
über der Zelle nicht immer wieder wegströmen kann. Ein mit dieser (be¬ 
reits von M. Schultze [8] p. 4 empfohlenen) Vorsichtsmassregel für ununter¬ 
brochene Beobachtungen sehr empfehlenswerther Apparat ist der heizbare 
Objecttisch nach L. Pfeiffer (construirt von E. Leybold’s Nachf., zu 
beziehen auch durch C. Zeiss). Dieser, ein von warmem Wasser durch- 
strömter Glaskasten mit Thermometer, dient selbst als Objectträger und kann 
mit Ausschliffen an der oberen Glasfläche, am besten im Sinne der Ranvier- 
schen Zelle, versehen werden, wo das Deckglas direct aufgelegt wird. In 
einem der Ausschliffe (man lasse drei anbringen) sei der centrale Pfeiler für 
Beobachtungen im hangenden Tropfen entsprechend niedriger als in den 
anderen. 
Noch besser aber sind jene Objectträger für Durchströmung von warmem 
Wasser, welche die Zelle allseitig erwärmen. Es sind Kästchen mit doppelter 
Wand und doppeltem Glasboden, auf welchem der eigentliche Objectträger 
mit der Untersuchungs-Zelle liegt, durch eine seitliche horizontale Spalte 
hineingeschoben. Die dickere obere Wand ist mit einer runden Oeffnung 
zum Hineinstecken des Objectivs versehen. Das grössere Wassergefäss, von 
avo das warme Wasser in das Kästchen hineinströmt und wohin es wieder 
zurückströmt, sei mit einem Thermoregulator für den erwärmenden Gas- 
Mikrobrenner versehen. Beim Füllen des Kästchens achte man darauf, dass 
keine Luftblasen, die unter das Präparat kommen und eine richtige Be¬ 
leuchtung unmöglich machen könnten, darin bleiben. Auch ist die Circulation 
des warmen Wassers bereits einige Stunden vor dem Einstellen des Präparates 
in Gang zu setzen, damit erst der ganze Apparat sammt dem Mikroskoprohr 
eine gleichmässige, genau regulirte Temperatur annehme. Sehr empfehlens- 
werth in dieser Art ist der RANViER’sche Wasserheizapparat). 
Mit den Methoden, nach welchen die Wirkungen von raschem 
Temperatur Wechsel und von elektrischen Strömen oder 
Schlägen auf das lebende Object unter dem Mikroskop verfolgt werden 
können, wollen Avir uns im folgenden Paragraphen beschäftigen. 
