265 
welches dadurch zu einer dünnen Gallerte erstarrt, oder das Festhalten 
von kleinen Thieren durch Capillaradliäsion auf dem Boden der Zelle 
oder auf der unteren Fläche des Deckglases, wobei sie sich blos zum 
Theil in der Flüssigkeit befinden, ist aus demselben Grunde und weil 
dadurch zu ungünstige Verhältnisse für das Leben des Objectes, bei der 
letzteren Methode auch in optischer Hinsicht für die Untersuchung 
(sehr unregelmässige, unebene Grenzflächen) geschaffen werden, nicht 
an zurathen. 
Ganz anders verhält es sich mit der Beschränkung der Bewegungen 
von noch kleineren Organismen auf einen geringen Raum, in welchem 
sie sich zwar frei bewegen können, aber, falls sie sich dem Gesichts¬ 
felde auch entreissen, doch leicht wieder aufzufinden sind. Eine sehr 
gute alte Methode dazu ist die, welche C. Gerstenbergeh ([ 1 ] p. 45) 
das Anlegen von Infusorien-Teichen nannte und die wir p. 232 
bereits erwähnten. Man legt auf den Wassertropfen, der die beweg¬ 
lichen Körper enthält, „ein Stückchen dünnes Zeug mit etwas groben 
Maschen, z. B. ganz feinen Tüll oder Spitzengrund, und darauf das 
Deckgläschen“. Ich nehme eine passende Nummer der DüFOUR’schen 
Müllergaze (s. 212, Anm. 1) und lege ein viereckiges Stückchen 
davon, welches gerade den Raum innerhalb des inneren Ricinusöl- 
rahmens einnimmt, etwas befeuchtet auf den Objectträger, und dann 
den Tropfen darauf. Uebrigens genügt hier auch ein einfacher nach¬ 
träglicher Oelverschluss, da die Fäden der Gaze gleichzeitig das Deck¬ 
glas stützen (s. p. 232) 1 . 
0 Nummer 0000 der DuFOUR’schen Müllergaze hat Maschen, welche bei 
apochrom. Objectiv 16 und Compensationsocular 4 gerade in das Gesichts¬ 
feld hineingehen. Sie bildet Kämmerchen, die sich auch in Betreff ihrer 
Höhe sehr gut für Stentor, Bursaria, grössere Rotatorien, verschiedene Krebse 
und deren Larven etc. eignen. Indessen kann Stentor neben den Kreuzungs¬ 
punkten der Fäden gelegentlich schon von einem Kämmerchen in das andere 
durchschlüpfen. Das zurechtgeschnittene Stück Gaze lege man, wie gesagt, 
befeuchtet auf den Objectträger, dann presse man es mit satinirtem (keine 
Fäden zurücklassendem) Löschpapier fest und entferne letzteres erst unmittelbar 
vor dem Auflegen des Deckglases, an dessen Unterseite sich der Tropfen 
befindet. Sonst hebt sich das elastische Zeug, besonders an den Rändern 
in die Höhe und lässt das Deckglas nicht ganz horizontal aufliegen, und 
das Wasser verbreitet sich ungleichmässig, manche Maschen werden mit Luft 
gefüllt. Man kann das zu benutzende Zeug vor dem Auflegen auch mit 
weichem Paraffin (event. auch Ricinusöl) imprägniren und es beim Auflegen 
stark auf den Objectträger pressen (z. B. mit einer Glasplatte oder 
einem Glasstäbchen), wodurch die Lücken, die von einem Maschenraum 
in den anderen führen, mit Paraffin verstopft werden. Ein vollkommenes 
