268 
Die Reize, welche wir hier erwähnen wollen, sind in erster Linie 
die elektrischen, dann ein rascher Temperaturwechsel und eine plötz¬ 
liche starke Beleuchtung. 
Für elektrische Reize sind die verschiedenen elektrischen Object- 
träger eingerichtet. Ein constanter oder unterbrochener elektrischer 
Strom, welcher durch ein mikroskopisches Präparat geleitet wird, ruft 
gleichzeitig elektrolytische Veränderungen des Untersuchungsmediums 
hervor: es entstehen Producte (Säuren oder Alkalien), welche als 
chemische Reize wirken, und es ist oft schwer, diese und die eigent¬ 
lichen elektrischen auseinander zu halten. Je rascher nach der Schliessung 
und je entfernter von den Elektroden die Veränderungen eintreten, 
um so sicherer können sie dem elektrischen Reize zugeschrieben werden. 
Inductionsströme und einzelne Schliessungs- oder Oeffnungsschläge 
können bei morphologischen Beobachtungen noch am ehesten verwerthet 
werden. Bei der einfachsten Anordnung klebt man Stanniolstreifen 
auf den Objectträger, die je nach dem gegebenen Fall verschieden 
geformt sein müssen; ihre Enden, welche in die Zelle hineinragen, 
sollen nicht weiter als einige Millimeter von einander entfernt sein. 
Eine sehr zu empfehlende Einrichtung, welche sämmtlichen Ansprüchen 
der Morphologen entsprechen wird, ist die von Stricker ([2] p. XVIII, 
Figur XI). Das Object haftet auf der unteren Fläche eines Deck¬ 
glases, welches auf einen Wall von weichem Glaserkitt, als Seiten¬ 
wand der Zelle, aufgedrückt ist. Ein schmaler Stanniolstreifen tritt 
von der Oberfläche des Objectträgers von zwei entgegengesetzten Seiten 
her auf den Wall und reicht bis an den inneren Rand desselben. Das 
Deckglas trägt ähnliche zwei Stanniolstreifen, welche in der Mitte 
einige Millimeter von einander endigen. Der Zwischenraum zwischen 
den Enden der Streifen wird vom Object überbrückt. Wenn nun das 
Deckglas in der Weise dem weichen Wall aufgedrückt wird, dass 
seine Stanniolstreifen auf die des Walles zu liegen kommen, so ist neben 
einem hermetischen Verschluss der Zelle auch die Ergänzung der 
Strombahn erreicht. — Die Schilderung von anderen Einrichtungen, 
die zu diesem Zwecke noch empfohlen worden sind, würde uns zu 
weit auf das Feld der physiologischen Mikrotechnik führen. 
Die Apparate für raschen Temperaturwechsel bestehen alle im 
Wesentlichen aus einem Objectträger, durch welchen rasch hinter¬ 
einander beliebig warmes und kaltes Wasser geleitet werden kann. 
— Zu einer plötzlichen starken Beleuchtung braucht man gar keine 
besonderen Einrichtungen, höchstens eine gute Sammellinse, wenn 
die Lichtstrahlen das Object von oben treffen sollen; sonst genügen 
