270 
mension des Körpers in den Höhendurclimesser der Zelle kommen 
würde, welche grösser ist als die Höhe der Zelle. Möglich ist das Rollen 
solcher Gegenstände gelegentlich dadurch, dass man das Deckglas mit 
oder ohne besonderen Druck über dem Object verschiebt, wenn man 
dazu die geeignete Richtung getroffen hat, oder dadurch, dass man 
einen starken Flüssigkeitsstrom durch die Zelle leitet. Besonders bei 
der ersteren Methode ist die Gefahr einer Verletzung, ja sogar einer 
Zerquetschung des Objects sehr gross. Nichtsdestoweniger wurden 
dazu auch besondere Apparate empfohlen, sogenannte Roller. Der ein¬ 
fachste Roller besteht aus dem Daumen und dem Zeigefinger des Be¬ 
obachters, zwischen welchen er das auf Wachsfüssen ruhende Deck¬ 
glas und den Objectträger über einander hinwegschiebt. 
Der vom Anfang der vierziger Jahre stammende mikroskopische Roller 
von Mandl (compresseur ä reculement) wurde in den früheren mikrographischen 
Werken zwar oft erwähnt, aber wenig empfohlen (Hugo von Moiil p. 262, 
Harting [1] Bd. III, p. 353 etc.); benutzt wurde er kaum. Uebrigens 
gehören auch diese Methoden schon mehr in das folgende Capitel. 
Wo die einfache Verschiebung des Deckglases über der Ricinus- 
ölzelle oder den Ivlebwachsfüsschen mit einer Nadel zum Wenden des 
Objectes nicht genügt, da verzichte man lieber darauf und suche sich 
anderswie zu helfen. Oft kann man es auch leicht, wenn man das 
ganze Präparat umdreht und einfach den früheren Objectträger zum 
Deckglas werden lässt. Damit das eigentliche Deckglas den Object¬ 
tisch nicht berührt und dadurch verschoben oder auf das Object ge¬ 
drückt wird, klebt man vorher zwei Schutzleisten von passender 
Dicke auf den Objectträger. Da indessen die Dicke der gewöhnlichen 
Objectträger stärkere Vergrösserungen unanwendbar macht, so baut 
man auch den Boden der Zelle aus einem blos etwas grösseren Deck¬ 
glase. Sehr praktisch sind die von Rabl ([2] p. 218 Figur 1) eigent¬ 
lich zur Betrachtung der sich theilenden Zellen von beiden Seiten 
verfertigten, aber auch für Furchungsstadien von kleinen Eiern und 
dergl. empfohlenen Objectträger für obere und untere Ansicht, Sie be¬ 
stehen aus einem viereckigen Glasrahmen, dessen Seitenstücke höher 
sind und beim Umdrehen als Schutzleisten dienen, damit das eigent¬ 
liche Deckglas nicht den Objecttisch berühre; die Mitte des Rahmens 
ist von einem grösseren, aber gleich dünnen, aufgeklebten Deckglas iiber- 
briickt, worauf das Object gelegt wird 1 . Auch Objectträger für Seiten- 
0 Zu eiuem Objectträger, welchen ich im Wesentlichen in der von 
Rabl angegebenen Weise zu verfertigen pflege, gebrauche ich zwei Object¬ 
träger englischen Formats und zwei dünne Deckgläser: das als Objectträger 
