280 
ist. Dass er über den Gebrauch der Polarisationseinrichtung selbst 
bereits unterrichtet ist, müssen wir voraussetzen. 
Wenn erstens ein schwarzer Schirm schon bei der Beobachtung 
im einfachen durchfallenden Licht vortheilhaft ist, so ist eine Ein¬ 
richtung, welche von Auge und Object alle Lichtstrahlen, die nicht 
vom Beleuchtungsapparat lierkommen, abhält, bei Untersuchungen im 
polarisirten Licht ganz unentbehrlich. Abgesehen von der Beun¬ 
ruhigung des hier so sehr in Anspruch genommenen Auges, können 
einerseits die Lichtstrahlen, die den Polarisator und den Beleuchtungs¬ 
apparat nicht passirt haben, besonders wenn sie von oben auf das 
Object fallen und die Yergrösserung eine geringere ist, eine Doppel¬ 
brechung oder einen Grad von Doppelbrechung, die den thatsächlichen 
Verhältnissen nicht entsprechen, Vortäuschen, indem sie die Gegen¬ 
stände im dunkeln Gesichtsfelde bei gekreuzten Nicols beleuchten, 
ihnen sogar einen starken Glanz verleihen. Andererseits können in 
dieser Weise eine wirklich vorhandene Doppelbrechung oder Unter¬ 
schiede im Grade der Doppelbrechung dem Auge leicht entgehen, die 
sonst bei Abhaltung der störenden Strahlen leicht wahrnehmbar sind. 
Zweitens muss die Beobachtung im polarisirten Lichte immer 
mit schwachen Vergrösserungen begonnen werden, aber es darf auch 
der Versuch, die stärksten anzuwenden, nicht unterbleiben. Oft ist 
nämlich die Doppelbrechung bei schwachen Vergrösserungen viel 
eclatanter als bei starken, wo der Glanz viel matter wird, ja ganz 
verschwimmen und so, hätte man die Untersuchung gleich mit starken 
Vergrösserungen angefangen, unbemerkt bleiben kann. Dagegen wird 
ein bei schwacher Vergrösserung homogen erscheinender, zwischen 
gekreuzten Nicols heller Bestandteil des Gegenstandes erst mit starker 
Vergrösserung in seine weiteren Componenten zerlegt und die eigent¬ 
lichen Structurbestandtlieile, die die Doppelbrechung verursachen, er¬ 
kennbar. 
Drittens liegt es in der Natur der doppelbrechenden Substanzen, 
dass die auf ihre Doppelbrechung hin untersuchten Objecte in der ver¬ 
schiedensten Lage und von verschiedenen Richtungen beobachtet werden 
müssen. Alle Gegenstände bleiben ja, wenn sie auch doppelbrechend 
sind, zwischen gekreuzten Nicols, wie bekannt, dunkel, sobald eine 
optische Axe der die Doppelbrechung bedingenden Substanzen der 
optischen Axe des Mikroskops parallel gerichtet ist. Deshalb muss 
man nicht nur den Objectträger in jeder Richtung drehen, eventuell 
auch wenden (s. die Objectträger für Beobachtung von beiden Seiten 
auf p. 270), sondern das Object auch in verschiedene andere Lagen 
