294 
vom Deckglas auf dem Boden der Kammer, welche aus einem hohen und 
weiten Glasring ( 3 /4" auf IV 2 ") besteht, dessen obere Oeffnung mit einer 
dünnen Kautschukmembran überspannt ist. In der Mitte der Membran be¬ 
findet sich ein kleines Loch, durch welches die Spitze des Objectivs beim Ein¬ 
stellen durchdringen kann. Auf dem Objectträger liegt, zum Theil den 
Boden der Kammer bedeckend, ein Blatt Löschpapier mit einem runden Aus¬ 
schnitt für das Object, welches mit einem kleineren Deckglas als der Aus¬ 
schnitt des Papiers bedeckt werden muss. Nach links geht das Papier in 
einen schmäleren, längeren Streifen über, welcher in das Reservoirgefäss 
hineinhängt. Letzteres ist ein in einen Metallring auf dein Objecttisch (welcher 
hier gleichzeitig Objectträger ist) hineingesteckter kleiner Glascylinder mit 
etwas erweitertem Mund, damit er durch den Ring zurückgehalten werde. 
Diese Vorrichtung wurde von späteren englischen Mikrographen sehr ge¬ 
rühmt und vielleicht auch benutzt, so von W. Saville Kent [1] 1880 (I. Bd. 
p. 116). 
1875 R. Thoma [3] 1875: Objectträger zur Untersuchung der Blutcirculation 
in der Froschzunge unter Irrigation mit Kochsalzlösungen. — Frithiof 
Holmgren [1J: Apparat zur Beobachtung des Kreislaufes in der Froschlunge 
(s. p. 239 d. v. W.). — L. Ran vier schildert 1875 (im ersten Hefte des 
„Traite teclmique“ [2]) seine feuchte Kammer (die RANViER’sche Zelle: s. p. 245). 
Nach seiner Vorschrift verfertigt man sie sich selbst in der Weise, dass man 
auf einen gewöhnlichen Objectträger aus Glasstreifen einen viereckigen Rahmen 
zusammenkittet und innerhalb dieses Rahmens ein viereckiges Stück Glas auf¬ 
kittet, welches, etwa um V 10 mm niedriger als der Rahmen, den so von 
einer Rinne umgebenen Pfeiler bildet, worauf das zu untersuchende Object 
gelegt wird. Das Deckglas wird vom Rahmen getragen und kann keinen 
Druck auf die zu untersuchenden Elemente ausüben. (Bei der gegenwärtig 
meist gebrauchten käuflichen Form dieser Objectträger ist eine Ringfurche 
in den Objectträger selbst hineingeschliffen und von dem centralen Pfeiler 
das Nötliige abgeschliffen.) — Ranvier giebt auch eine im Wesentlichen der 
Stricker’ sehen ähnliche Gaskammer an. 
1876 Die feuchten Kammern von Ludwig, Geissler, de Bary, Klebs und 
D. S. Holman auf der Londoner internationalen Ausstellung 1876 s. bei 
A. W. Hofmann [1] p. 654 (referirt von Ferd. Cohn). 
1877 A. H. Reeves [1] 1877: eine Kulturkammer. 
1878 Ed. Strasburger [1] macht 1878 eine ventilirte feuchte Kammer (p. 5) 
einfach in der W 7 eise, dass er einen kleinen mit Wasser getränkten „Papp¬ 
rahmen“ auf den Objectträger legt. Diesem Rahmen wird das Deckglas mit 
dem suspendirten Tropfen aufgelegt, wo sich Spirogyren Tage lang gesund 
erhalten (vergl. die auf p. 248 d. v. W. vorgeschlagene Verwerthung dieser Idee). 
— W. Kühne [5] wahrt die Priorität Recklingshausen’s in der Erfindung 
der „feuchten Gaskammern“ (der GEissLER’schen capillaren Form) gegen 
Pasteur, welcher ihre Einführung sich selbst zu vindiciren schien (in einer 
Schrift von 1876). 
1879 L. Malassez [ 1 ] 1879: eine graduirte feuchte Kammer von, für morpho¬ 
logische Arbeiten wenigstens, zweckloser Complicirtkeit. — C. Hueter [1]: 
ein Apparat zur Beobachtung des Kreislaufes in Schleimhäuten des Menschen. — 
J. M. Prudden [2]: Vorrichtung zur Untersuchung des Episternumknorpels 
