301 
Dieser Umstand und, dass bei der SCHULTZE’schen Vorrichtung Schwan- ISftl 
kungen der Temperatur des Objectes um mehrere Grade sehr schwer zu 
vermeiden sind, waren ausser der ungenügenden Handlichkeit des Apparates» 
die hauptsächlichen Ursachen, weshalb man die Methode sehr bald zu ver¬ 
bessern suchte. 1867 führte Alexis Schklarewski [ 1 ] die Methode des 
Erwärmens vom Objecttisch durch warmes Wasser, welches durch den Tisch 
geleitet wird, in die thierische Biologie ein; diese Methode hat sich auch 
später als die beste erwiesen und ist sogar bei den neuesten erwärmbaren 
Objectträgern im Wesentlichen in derselben Weise wie bei Schklarewski 
angewandt. — Erst in demselben Jahre wurde bei Nägeli und Schwendener 
[1] (p. 466) der von Nägeli bereits seit langer Zeit (seit'1849, s. bei Velten 
[1] p. 196) benutzte Wärmeapparat beschrieben, welcher ebenfalls auf Durch¬ 
leiten von warmem Wasser durch den Objecttisch (hier gleichzeitig Object¬ 
träger) beruht. Das Object wurde in der Mitte der durchleitenden Röhre 
selbst in einer scheibenförmigen Erweiterung, die nach oben und unten durch 
parallele Glasplatten abgeschlossen war, befestigt. Die Idee, warmes Wasser 
als heizendes Princip zu benutzen, stammt also von C. Nägeli [3] 1849. 
1868 beschrieb A. Schklarewski [2] seinen Apparat noch einmal und 1S68 
gab auch eine Abbildung davon. Der Objecttisch, ein 1 cm hoher messingener 
Kasten mit Oeffnung in der Mitte, steht durch zwei Böhren, einer höher und 
einer tiefer mündenden, mit dem luftdicht verschliessbaren cylindrischen 
Wasserbehälter in Verbindung, wo das Wasser durch eine Spirituslampe 
erwärmt wird. Behälter und Tisch werden vollgegossen. Das nun zu er¬ 
wärmende Wasser strömt in der oberen Röhre in den Tisch, welches infolge 
eines Systems von Septen ganz durchkreist wird, ehe der erkaltende Strom 
durch die untere Röhre wieder in den Behälter zurückkehrt. Eine Ecke 
des Kastens ist verlängert und dient zur Aufnahme des Thermometers; 
eine andere Ecke trägt ein verticales Abflussrohr, wo das sich beim Er¬ 
wärmen ausdehnende Wasser in die Höhe steigen kann. Die obere Mündung 
des Abflussrohres ist mit einem Kautschukschlauch verbunden, welches das 
emporgetriebene Wasser in ein beliebiges Gefäss und von dort beim Sinken 
der Temperatur zurück leitet. — Schon dieses System hat ein sehr lang¬ 
sames Erwärmen des Tisches gesichert und hätte bei Anwendung einer Gas¬ 
flamme und eines Thermoregulators und bei gehöriger Dimension des Wasser¬ 
behälters auch eine ziemliche Constanz der Temperatur des Tisches, nicht 
aber des Präparates und nicht die vollkommene Uebereinstimmung der 
Temperatur des Objectes mit der des Tisches gesichert, da das Object blos 
von unten erwärmt wurde und oben mit nicht erwärmter Luft in Berührung 
und auch der wärmeentziehenden Wirkung der kalten Mikroskopröhre aus¬ 
gesetzt blieb. Eine allseitige gleichmässige Erwärmung des Objectes und 
eine grössere Handlichkeit des Apparates blieben also noch zu wünschen 
übrig. — Auf die der SCHULTZE’schen Vorrichtung und überhaupt aller bis 
damals beschriebenen anhaftende grösste Fehlerquelle hat indessen Th. W. Engel¬ 
mann [2] zuerst aufmerksam gemacht, und diese liegt, wie eben erwähnt, 
in der starken wärmeentziehenden Wirkung der grossen, kühlen Metallmasse 
des Mikroskops. Dadurch wird die thatsäcliliche Temperatur immer niedriger 
sein, als die vom Thermometer im Objecttisch angegebene, und zwar wird 
der Unterschied bei Benützung desselben Mikroskopes umso grösser, mit je 
