304 
Flüssigkeit untersuchen lässt, viel günstiger sind Meerschweinchen. Dabei 
musste natürlich das Omentum auch auf der Körpertemperatur des Thieres 
erhalten werden. Als heizendes Prinzip wurde heisses Wasser durch den 
Objectträger geleitet; die Constanz der Temperatur des Objectträgers wurde 
dadurch erreicht, dass in einem Behälter bis zum Sieden erwärmtes (also eine 
constante Temperatur besitzendes) Wasser mit einer constanten Schnelligkeit 
durch den Objectträger floss. Gegen die Wärmeentziehung von Seiten des Mikro¬ 
skops wurde das Objectivsystem durch einen eingeschalteten Hartgummiring 
von dem Tubus des Mikroskops erstens thermisch isolirt, und zweitens um den 
oberen Theil davon (den Linsenträger) ein Bleirohr gelöthet, dessen beide, frei 
hervorragenden und etwas divergirenden Enden mit Kautschukröhren verbun¬ 
den waren, welche warmes Wasser hin- und wegleiteten, wodurch auch dem 
Objectiv dieselbe Temperatur wie dem Tische oder eine beliebige andere ver¬ 
liehen werden konnte (Figur 3). Natürlich musste auch dafür gesorgt werden, 
dass sich die neutrale Flüssigkeit, in welcher das Omentum untersucht wurde, 
durch Verdunstung des Wassers nicht concentrire. Dazu wurde noch eine 
regulirbare Tropfvorrichtung in die Leitung für den Tisch eingeschaltet und 
das nöthige Wasserquantum dem neutralen Bade zugetröpfelt (Figur 5). — 
Diese ganze Einrichtung mag nun für jenen speciellen Fall befriedigende 
Resultate gegeben haben, aber man sieht, dass sie noch immer viel zu ver¬ 
wickelt war, um allgemein brauchbar zu sein. Auch schien es den Mikro¬ 
graphen nicht überflüssig, nach besseren zu suchen. 
1873 Und in der That tauchte die Idee der heute noch tadellosesten Wärme¬ 
vorrichtung bereits 1873 auf. J. Sachs [ 1 ] hat nämlich 1873 zuerst das ganze 
Mikroskop sainmt Object bis zur Brücke der Mikroskopröhre in einen Wärme¬ 
kasten gestellt (ein Zinkkasten, dessen Wände mit Wasser gefüllt sind, 
vorne mit Glasfenster, aber oben offen, nach dem Hineinstellen des Mikro¬ 
skops mit Pappdeckel zu schliessen p. 643-644, Figur 445). 
1 S74 Weiter hat 1874 E. A. Schäfer [3] bei einer Heizvorrichtung im Wesent¬ 
lichen nach dem ScHKLAREWsKi’schen Typus (Metallkasten, Reservoir, Wasser¬ 
strom) einen Gasregulator angebracht, um die Erwärmung des Wassers im 
Reservoir nach dem Stande des Thermometers im Tisch zu reguliren. — Auch 
F. J. M. Page [ 1 ] suchte eine einfache Form von Gasregulator für ähnliche 
Zwecke zu construiren. 
1875 Dagegen bedeutet der „differential warm stage“ von C. H. Golding- 
Bird [2] 1875 keinen Fortschritt, indem er zu dem ScHULTZE’schen Typus 
(Kupferplatte mit direct erhitzten Armen) zurückkehrte, blos die Kupfer¬ 
platte mit centralem Loch auf eine Glasplatte legte und so gleichzeitig eine 
feuchte Kammer erzielte. — Ein Vorwärtsschreiten in der besten Richtung 
erblicken wir indessen in dem Versuch von P. L. Panum [ 1 ], der, wie Sachs, 
das ganze Mikroskop, mit Ausnahme des Oculars und der Mikrometerschraube, 
in ein Thermostat, einen doppelwandigen, mit Wasser gefüllten und auf 
constanter Temperatur erhaltenen Kasten stellte (der Sachs-Panum ’s che 
Typus der Wärme Vorrichtungen). — Weniger vorwurfsfrei, aber viel 
bequemer für die Untersuchung ist der Apparat von L. Ranvier [2] (in der 
deutschen Uebersetzung [2 a] auf p. 38-40, Figur 23), welcher (in Betreff, 
