I 
— 307 — 
befindet, umkreist, indem es in der einen Form in einer Ringfurche, in der 
anderen zwischen zwei Wällen, von denen der innere die Seitenwand der 
Zelle darstellt, circulirt. Die Apparate scheinen zwar handlich gewesen zu 
sein, bedeuten aber keinen Fortschritt, da bei ihnen die Temperatur des 
Objectes ebensowenig wie bei älteren ähnlichen dem vom Thermometer an¬ 
gegebenen entspricht und ihr Constanthalten mit denselben Schwierigkeiten 
verbunden ist. 
M. Flesch [3] beschreibt 1884 einen in keinem wesentlichen Punkt 1884 
neuen Objecttisch, welcher an Stelle des gewöhnlichen Objecttisches besonders 
anzupassen ist, zum schnellen Wechsel der Temperatur: es ist eben der 
Apparat von Schklarewski , den Flesch nicht gekannt zu haben scheint, 
mit allen seinen Vortheilen und Mängeln; auch braucht er dazu noch ein 
eigenes Mikroskop, wenn die Beleuchtungsverhältnisse günstig sein sollen. — 
Theodor Stein [ 1 ] kehrt zu dem STRiCKER’schen heizenden Princip, zur Elek- 
tricität zurück und construirt einen elektrisch heizbaren Objecttisch, Typus 
Stricker. Derselbe ist eigentlich eine so zu sagen nebensächliche Beigabe 
der elektrischen Beleuchtungsvorrichtung Stein’s. In den aus zwei Platten 
bestehenden Objecttisch ist zwischen jenen um die centrale Oeffnung herum 
eine Platinspirale eingelassen, welche sich bei Durchtreten des regulirbaren 
Stromes mehr oder weniger erhitzt und dadurch die Luft in der Oeffnung 
des Tisches und somit auch das Object über der Oeffnung erwärmt. Die 
Temperatur wird durch ein in nächster Nähe des Objectes angebrachtes 
Metallspiral-Thermometer oder eine thermoelektrische Säule angezeigt. Der 
Wärmeapparat besitzt alle Nachtheile des SCHULTZE’schen und STRiCKER’schen 
Typus, ohne den Vortheil der grossen Einfachheit und Billigkeit besonders 
des ersteren von beiden. 
M. Löwit [2] macht 1885 den heizbaren Objecttisch nach Schklarewski 1885 
für Untersuchungen mit starken Vergrösserungen dadurch geeigneter, dass er 
in die centrale Oeffnung desselben einen kleinen Condensor aus zwei Convex¬ 
linsen einfügt. Die Constantkaltung der Temperatur geschieht nach der Idee 
von Stricker (s. p. 304 d. v. W.). — In der Vorrichtung von W. Vignal [1], 
welcher ein RANViER’sches Wärmekästchen mit ARSONVAL’schem Gasregulator 
benützt, ist neu, dass er direct das im Heizkästchen befindliche Wasser er¬ 
wärmt und zwar dadurch, dass er eine kleine Gasflamme unter einem Ansatz¬ 
rohre des unteren Theiles vom Kästchen brennen lässt. Es ist indessen 
fraglich, ob die Beobachtung mit diesem Apparat bequemer als mit dem alten 
RANViER’schen ist. Die Ausnützung von Objectivsystemen, welche einen 
AßBE’schen Beleuchtungsapparat beanspruchen, beeinträchtigen beide in glei¬ 
chem Grade, und auch sonstige Mängel sind ihnen gemein. — Dagegen theilt 
uns 0. Israel [2] eine Idee mit, durch welche, bei mindestens ebenso zu¬ 
verlässigem Erwärmen des Objectes, wie nach denjenigen der früheren 
Methoden, bei welchen blos der Objecttisch oder der Objectträger geheizt 
wurde, die Störung der Beleuchtimgsverhältnisse mit einem Schlag beseitigt 
ist. Man erwärme den Objectträger, resp. die feuchte Kammer, einfach 
blos von oben. Geeignet zum Verwenden mit der Vorrichtung von Israel 
sind allerdings blos Objectträger, bei welchen das Deckglas in eine Nuth von 
entsprechender Tiefe versenkt werden kann, damit es nicht über dem Niveau 
des Objectträgers horvorrage. Die Wärmeflasche — so nennt Israel 
20 + 
