308 
seinen Apparat — besteht aus einer flachen, runden, im Centrum für das 
Objectivsystem durchbohrten, an der Unterfläche plan geschliffenen Metall¬ 
kapsel mit Zu- und Abflussrohren und Thermometer. Der Objectträger, 
welcher rechts und links mindestens 2 cm unter dem Rande der Kapsel 
hervorragt, lässt sich bei guter Ausführung derselben glatt und leicht hin 
und her schieben. Es ist leicht zu ersehen, dass dieser Apparat, eigentlich 
nichts weiter, als nur der obere Theil des RANViER’schen Wärmekästchens, 
alle sonstigen Mängel von diesem ebenfalls besitzt. So sagt Israel- selbst 
(p. 462-463), dass, wenn man eine Kammertemperatur von 37° haben will, die 
Temperatur des Wassers, je nach dem benützten Objectivsystem, auf 42° bis 
47° zu regulieren und die genaue Temperatur stets besonders zu bestimmen ist. 
1886 L. Malassez [2] 1886: Wärmetisch nach dem ScHULTZE’schen Typus, 
blos mit nur einem Arm, aber doppelter Tischplatte. Das Präparat ist zwischen 
die obere und untere Platte hineinzuschieben (also ein RANViER’sches Wärme¬ 
kästchen, aber nicht doppelwandig und nicht mit Wasser gefüllt, sondern 
aus massivem Metall). 
1887 Vielleicht noch primitiver ist der „einfache Apparat zur Erwärmung 
und Abkühlung von Ohjecten unter dem Mikroskop“, den H. Dewitz [1J 1887 
vorgeschlagen hat. Man könnte ihn Wärmeschachtel nennen. Er entspricht 
dem unteren Theil des RANViER’schen Wärmekästchens mit der von Vignal 
angebrachten Ansatzröhre. Die Flamme wird, je nachdem man eine stärkere 
oder geringere Erwärmung wünscht, in geringerer oder grösserer Entfernung 
von der (mit Wasser durch ein grösseres Loch im Deckel gefüllten) runden 
Messingschachtel unter die ziemlich lange Ansatzröhre gestellt. Die eine 
Hälfte der Schachtel ist niedriger, und in dieser befindet sich eine runde, 
mit Glas verschlossene Oeffnung sowohl in dem Boden, als auch in dem 
Deckel der wasserdicht zusammengelötheten Schachtel. Das Object wird 
auf die Glasscheibe der Deckelöffnung gelegt und mit dem gestützten Deck¬ 
glas bedeckt. Durch das zuerst erwähnte Loch (im Deckel der höheren Schachtel¬ 
hälfte, wohin auch ein Thermometer hineinzustecken ist), können Eisstücke 
kineingetkan und so eine Erniedrigung der Temperatur erzielt werden. Der 
einzige, allerdings oft hoch genug anzuschlagende Vortheil dieser Wärme¬ 
schachtel ist, dass sie nach Dewitz (p. 666) hlos zwei Mark kostet. Auch 
beschäftigen wir uns damit nur deshalb so eingehend, weil wir hier eine 
neue Methode der Wärmeregulirung eingeführt sehen. — L. Pfeiffer [2]: 
eine Heizvorrichtung Typus Sachs-Panum (p. 397-399, Figur, ein Cliche von 
C. Zeiss, auf p. 398). Das Mikroskop ist bis zur Höhe der Mikrometer¬ 
schraube, welche frei zugänglich ist, in einem gut sckliessenden Gehäuse aus 
Holz oder Asbestpappe auf eine dicke Metallplatte gestellt. Die Heizung 
erfolgt durch Erwärmung der in den Arbeitstisch eingelassenen Platte von 
unten mittelst regulirbaren Mikrobrenners. Das Instrument, welches C. Zeiss 
liefert, ist ein Mahagonischrank; die Metallplatte steht auf drei Füssen auf 
dem Arbeitstisch (vergl. Catalog No. 30, 1895, p. 93, Figur 59). 
1888 Im Journ. R. Micr. Soc. wird 1888 die alte ScHKLAREWSKi’scke 
Wärmevorrichtung nochmals (wie 1874 bereits im Q. Journ. Micr. Sc.) als 
der „kot-water circulation stage“ von E. A. Schäfer [4] beschrieben. Ein 
Quecksilberregulator dazu heisst „Swift’s regulator“. (Bereits Behrens hat 
in der Zeit. Wiss. Mikr. Bd. V (1888), p. 493 dagegen Protest erhoben, dass 
