309 
man einen solchen Apparat nach Schäfer nenne, da ,,alle älteren heizbaren 
Tische von derselben Construetion“ sind.) 
V. Babes [2]: ein Wärmekästchen nach dem RANViER’schen Typus 1889 
(p. 23-25, Figur 6 und 7). Es ist mit Wasser oder Glycerin gefüllt. Von 
der ViGNAL’schen Modifikation unterscheidet es sich darin, dass anstatt der 
Ansatzröhre ein Kupferstab, welcher seitlich am Kasten hervorragt und sich 
nach innen, im Wasserraume in einen spiralig gewundenen dicken Kupfer¬ 
draht fortsetzt, direct von der Flamme erwärmt wird. Letztere ist durch 
ein elektrisches Thermometer, dessen Quecksilbergefäss sich im inneren Luft¬ 
raum des Kastens, neben dem Object befindet, zu reguliren. Die von 
Stricker eingeführte Methode der Heizung ist also hier heim RANViER’schen 
Wärmekästchen angewandt: eine neue Combination von alten Dingen. — 
Geo. Nuttall [ 1 ] construirte auf Veranlassung von C. Flügge ebenfalls 
einen Wärmekasten für das ganze Mikroskop „nach einer von Sachs ange¬ 
gebenen Idee modificirt“ (p. 374). Die Seitenwände und die Decke (aus zwei 
Stücken) sind in Charnieren nach auswärts zu klappen; sie sind doppel¬ 
wandig von Metall, innen mit Asbest ausgefüllt. Der fixe Boden, die hintere 
und vordere Wand (letztere mit Fenster) sind doppelwandig, mit Wasser 
gefüllt. In der linken Seitenwand ist auch eine verschliessbare Oeffnung 
zum Hineinführen der Hand zum Präparat angebracht. (Beim Pfeiffer- 
schen Apparat sind beide Seitenwände zu öffnen.) — K. Abel [ 1 ] beschreibt 
1889 den neuen Thermoregulator nach Lautenschläger, mit welchem man 
jede beliebige Temperatur sofort einstellen und absolut constant halten kann. 
Das ist das elektrische Contactthermometer, welches bei dem Heizkasten von 
Plehn bald auch für die Constanthaltung der Temperatur des Objectes 
unter dem Mikroskop Verwerthung fand. 
Während dessen Pfeiffer 1887 einen Luftthermostat angegeben hat, kehrte 1890 
F. Plehn [ 1 ] 1890 auch zur ursprünglichen SACHS-PANUM’schen Methode zurück und 
liess zu diesem Zwecke von F. und M. Lautenschläger (Berlin) einen doppel¬ 
wandigen, Asbest-bekleideten Brütofen mit Wasserfüllung verfertigen. Dieser 
Apparat, versehen mit dem elektrischen Contactthermometer, Patent Lauten¬ 
schläger, für die Begulirung der Innentemperatur des Heizkastens ist bis¬ 
her der vollkommenste sowohl in Betreff der Constanz der Temperatur für 
beliebig lange Zeit, als auch in Betreff der directen Ablesbarkeit der Tempe¬ 
ratur des Objectes selbst vom Thermometer. — L. Ranvier [8] wendet die 
Immersionsmethode (den V elten-J ULlEN’schen Typus der Wärmevor¬ 
richtungen) bei biologischen Untersuchungen zuerst wieder an und zwar in 
etwas übertriebener Form, indem er das ganze Mikroskop bis 1 cm über 
dem Objecte in ein Gefäss mit warmem Wasser stellt. Er behauptet in 
dieser Weise sogar bequem zu arbeiten. — Bald darauf beschrieb W. Pfeffer 
[1] eine andere Vorrichtung, welche die Velten- JuLiEN’sche Idee in prak¬ 
tischerer Weise ausnützt, allein die Anforderungen der Beleuchtung durch 
den ABBE’schen Apparat garnicht berücksichtigt. Das Glaskästchen mit dem 
zu erwärmenden Wasser, wo der Objectträger eingetaucht werden soll, steht 
auf einem ScHULTZE’schen Wärmetisch. Unter den zwei Armen des letzteren 
brennt je ein Gasmikrobrenner, deren Flamme durch einen REiCHERT’schen 
(— bei Pfeiffer heisst er ein Stricker’ scher, p. 434 —) Regulator regulirt 
wird, dessen rechtwinkelig abgebogenes Quecksilbergefäss horizontal im 
