310 
Wasser des Kästchens liegt und der yerticale Endtheil nicht bis zum 
Ocular reicht. Ein schräg nach oben und vorne gerichtetes Thermo¬ 
meter giebt die Temperatur des Wassers an. Zum Festhalten von 
beiden müssen entweder besondere Stative neben dem Mikroskop stehen 
oder Klammern in geeigneter Weise am Körper des Mikroskops angebracht 
werden. Weder das eine, noch das andere trägt zum bequemen Arbeiten 
mit dem Apparat bei. Pfeffer beschreibt dazu drei Formen von wasser¬ 
dicht schliessenden Zellen besonders, aber keine neue Um bei der Be¬ 
obachtung des submersen Objectes auch Trockenlinsen verwenden zu können, 
empfiehlt er als etwas Neues entweder den Stiefel der Engländer (Tauch¬ 
hülse. wie den Apparat, den auch Hällsten [2] — s. weiter oben — 
als neu beschrieben hat, Schiefferdecker nennen möchte) oder einen auf das 
Deckglas aufgekitteten, genügend weiten Glascylinder, der über das Wasser¬ 
niveau des Glaskastens ragt. Mit dem letzteren kann man auch Oelimmersionen 
benutzen, man reducirt aber durch diesen Glascylinder, welcher ziemlich weit 
sein muss um die Einstellung von verschiedenen Partien des Objectes zu er¬ 
möglichen, die Zuverlässigkeit der gesammten Einrichtung ganz wesentlich, 
da man ja in dieser Weise einen grossen Luftraum gerade über dem Objecte 
schafft. In diesem Fall ist aber das RANViER’sche Wärmekästchen ebenso 
gut und dabei viel bequemer. — Pfeffer hat (p. 442) eine Verschiebbar¬ 
keit des Objectträgers ohne Oeffnen des Sachs -PANUM’schen Heizkastens 
dadurch zu erreichen gesucht, dass er Kautschukfinger in Oeffnungen der 
Seitenwand des Kastens, ein wenig oberhalb des Objecttisches, einsetzbar 
machte. Mir scheint dieser Zweck viel natürlicher und besser dadurch er¬ 
reicht zu sein, dass man einen beweglichen Objecttisch benutzt, dessen Trieb- 
und Schraubenköpfe durch je einen, nach dem Hineinstellen des Mikroskopes 
anbringbaren Ansatzstücke der betreffenden Schraubenachse genug verlängert 
sind, um durch kleine Oeffnungen der seitlichen Kastenwand hervorzuragen 
(eine ähnliche Vorrichtung s. bei Pleiin [1]). — R. Reyburn [1] erfindet den 
Heiztisch von Schweigger-Seidel [1] 1863 und Rollet [2] 1864 noch einmal 
(Kupferplatte auf Holzunterlage mit einer durch eine Spiritusflamme zu er¬ 
wärmenden Verlängerung nach vorne; Thermometer auf der Kupferplatte, 
recht weit vom Object). 
181)1 L. Pfeiffer [1] beschreibt 1891 eine neue Form des heizbaren Objectträgers 
Typus Schklarewski-Stricker. Dieselbe, ein niedriges viereckiges Glas- 
kästchen mit Ausschliffen in der oberen Glasplatte, haben wir bereits auf 
p. 201 besprochen. Ganz derselbe Objecttisch, mit derselben Abbildung ist 
im Journ. R. Micr. Soc. (2) Bd. XII (1892) p. 107, Figur 6 nach der aus 
dem Bull. Soc. Belg. Micr. Bd. XVIII (1891) p. 5-7 entnommenen Be¬ 
schreibung von Drosten [2] geschildert, aber ohne Erwähnung von Pfeiffer. 
— „Dr. Dallinger’s Thermo static Stage for Continuous Observations“ ist 
ein erwärmbarer Objectträger Typus Schklarewski-Stricker, zu welchem 
Dallinger (s. Carpenter W. B. [2] p. 292-293, Figur 255) seine feuchte 
Kammer adaptirt hat. Das Reservoirgefäss, von welchem die Zelle Feuchtig¬ 
keit erhält, ein kleines Cylindergefäss, ist hier in ein nach unten gerich¬ 
tetes, ebenfalls doppelwandiges hülsenförmiges Ansatzstück des Objectträgers 
gesteckt. An diesem Ansatz ist die Zuflussröhre angebracht. Erwähnenswerth 
ist bei dieser Vorrichtung noch, dass die obere Oeffnung des Objecttisches 
mit zwei Glasplättchen bedeckt ist, zwischen welchen eine dünne Schichte 
