311 
des warmen Wassers circulirt, so dass das Object, welches auf dem oberen 
Glasplättchen liegt, durch die Oeffnung für den Lichtzutritt keinen Wärme¬ 
verlust erleiden kann. Dafür, dass der Condensor der grösseren Dicke des 
Tisches entsprechend irgendwie höher gestellt und so näher zum Object 
gebracht werden könne, ist auch bei Dallinger nicht gesorgt. 
In dem Preisverzeichnis von C. Reichert aus 1892 ist (auf p. 38, 1892 
Figur 26 a) eine Erwärmungsvorrichtung ,,nach Angabe von Dr. Spietschka“ 
für den Löwrr’schen Objectträger (ein STRiCKER’scher mit Condensor in der 
centralen Oeffnung) beschrieben: eine spiralig gewundene Röhre bildet eine 
flache Scheibe, welche über die Gasflamme gelegt und an dem einen Ende 
der Spirale mit einem beliebigen, hoch gestellten Wassergefäss, an dem 
anderen mit dem Objecttisch durch Kautschukröhren verbunden ist. Aus 
dem Objectträger fliesst das Wasser durch eine mit Quetschhahn versehene 
Kautschukröhre in ein beliebiges, niedriger gestelltes Gefäss. Dadurch nun, 
dass man das Wasser, das Zuflussgefäss höher oder niedriger stellend, oder 
den Quetschhahn mehr oder weniger öffnend, rascher oder langsamer durch 
die Spiralscheibe fliessen lässt, kann man bei gleichbleibender, also 
mit einem Gasdruckregulator versehener und vor Luftströmungen geschützter, 
Gasflamme jede beliebige Temperatur des Objectträgers erzielen (vergl. das 
regulirende Princip bei Stricker [4] 1871). — Paul Friedrich [1] be¬ 
schreibt eine bereits bei Gelegenheit des X. internationalen medicinischen 
Congresses ausgestellte und im Ausstellungskatalog kurz geschilderte sehr 
praktische Form des SACHS-PANUM’schen Heizkastens, einen Wasserthermostat¬ 
schrank, dessen unterer Anheizraum mit dem Mikrobrenner auch allseitig, 
ausgenommen nach vorn, geschlossen ist und so den Untersuchenden gar nicht 
belästigt. Friedrich behauptet, dass das zum Einführen der das Präparat 
bewegenden Hand nothwendige seitliche Oeffnen dieses Schrankes in der 
Temperatur des Objectes sogar bei mehrstündigem Arbeiten blos Schwankungen 
von V 20 -V 10 Grad zur Folge hat. Das Thermometer zeigt die Wassertemperatur 
an; die Differenz zwischen Objecttemperatur und Wassertemperatur ist für 
den betreffenden Apparat durch Schmelzproben (wie zur Zeit von Schultze!) 
erst besonders zu ermitteln. Die Vorrichtung scheint mir noch immer ver¬ 
besserungsbedürftig, aber auch verbesserungsfähig zu sein (s. im § 32). 
Der neue mikroskopische „Heiztisch“ von Wilh. Behrens [3] 1895 ist 1895 
ein höchst sinnreich construirter Apparat, nur ist er kein Heiztisch. Auch 
ein Objectträger ist er nicht, sondern eine Objectbedeckung. Der regelrechte 
Objectträger von etwas längerem Format (120 X 26) mit dem Object liegt 
auf dem gewöhnlichen mittelgrossen Mikroskoptisch und wird von der Wärme¬ 
vorrichtung nach dem von Israel eingeführten Princip blos bedeckt. Israel 
nannte seinen Apparat, dessen Hauptzweck gewesen ist, eine ungestörte Be- 
leucktug des Objectes trotz der Wärmevorrichtung zuzulassen, Wärme¬ 
flasche (s. auf p. 308 d. v. W.); den von Behrens könnte man erwärm¬ 
bares Object-Deckkästchen nennen. Er entspricht dem oberen Theil 
eines RANViER’schen Wärmekästchens, dessen unterer Theil hier vom Mikro¬ 
skoptisch selbst ersetzt wird, und ist, mit Ausnahme eines Glasfensters in 
der Decke des Kastens, durch welches ein Thermometer zum Angeben der 
Temperatur im Kasten sichtbar ist, ganz von Metall gearbeitet. Das heizende 
Princip ist das von Nägeli : Durclitsrömung von warmem Wasser. Das 
die Temperatur des Kastens regulirende Princip ist Stricker’s Eigenthum: 
