312 
die Stromgeschwindigkeit, mit welcher Wasser von einer bestimmten Tem¬ 
peratur den Kasten durchfliesst. Neu ist die Art und Weise der automati¬ 
schen Regulirung der Stromgeschwindigkeit, welche, sobald die Temperatur 
im Begriffe ist, über die eingestellte Höhe zu steigen, sich vermindert, 
im entgegengesetzten Fall dagegen sich vergrössert. Diese Regulirung be¬ 
ruht auf einer sehr praktischen Anbringung einer Art Luftthermometer im 
Innern des Kastens; die Luft in einem Cylinder dehnt sich bei Erhöhung 
der Temperatur des den Cylinder im Kasten umspülenden Wassers aus und 
schiebt einen Kolben vor die innere Oeffnung der Ausflussrohre und verringert 
oder versperrt sie. Wenn dadurch kein warmes Wasser mehr aus dem 
Wassergefäss mit constantem Flüssigkeitsniveau und nahezu constanter Tem¬ 
peratur in den Kasten kommen kann, so sinkt dessen Temperatur, der Kolben 
zieht sich zurück, die Oeffnung des Ausflussrohres wird wieder frei und die 
erwärmende Strömung nimmt zu oder beginnt von Neuem. Je weiter nun die 
innere Oeffnung der Ausflussrohre gegen den Kolben in den Kasten vorge¬ 
schoben wird, eine desto geringere Ausdehnung der Luft im Cylinder genügt, 
um die Ausfluss Öffnung zu versperren, und die Temperatur des Kastens 
wird auf einer umso geringeren Höhe const-ant stehen bleiben. Die feine 
Einstellung der Ausflussrohre geschieht durch eine Schraube, deren Fassung 
den betreffenden Temperaturhöhen entsprechend eingetheilt ist und an die 
Correctionsvorrichtung der Objectivsysteme erinnert. Die Temperatur des 
Objectes wird natürlich immer um einige Grade niedriger als die des Wassers 
im Kasten sein. Für jeden einzelnen Apparat und für jedes Mikroskop, 
welches man mit dem betreffenden Apparat gebrauchen will, muss man eine 
Tabelle für den Unterschied bei den verschiedenen Temperaturen durch 
Versuche feststellen. Bei der von Behrens (auf p. 11) beispielsweise mit- 
getheilten Tabelle ist der Einfluss des beobachtenden Objectivs auf die 
Temperatur des Objectes noch nicht berücksichtigt. Es ist aber einleuchtend, 
dass man auch für jedes Objectivsystem, etwa nach der Methode von Engel¬ 
mann mit Schmelzproben (s. p. 303), eine besondere Tabelle verfertigen muss, 
zumal wenn keine thermische Isolirung des Objectivs von der Mikroskopröhre 
vorgenommen wird. In der Beschreibung von Behrens vermissen wir die 
Erwähnung einer solchen. Eine weitere Würdigung des BEHRENS’schen 
Apparates, welcher wenigstens in der Theorie der Wärmemethoden, einen 
entschiedenen Fortschritt bedeutet, werden wir im 32. § versuchen; in der 
Praxis wird der Preis von 120 Mark und die sehr sorgfältige Arbeit er¬ 
fordernde Construction des Apparates gewiss von vielen als ein grosser Nach¬ 
theil empfunden werden. 
Und damit beenden wir die Geschichte der Wärmemethoden, welche 
wir deshalb hier etwas ausführlicher behandeln zu müssen glaubten, weil 
wir uns über diesen Theil unserer Methodik im 26. § aus praktischen Gründen 
sehr kurz gefasst haben. 
1). Mittel, um verschiedene Ansichten des Objectes unter dem Mikro¬ 
skope zu bekommen. Hemmung und künstliches Hervorrufen seiner 
Bewegungen (zu §§ 27, 28). * 
1830 beschrieb Goring [1] (p. 55) neben dem geraden auch einen diago¬ 
nalen Stiefel (diagonal boot), eine am unteren Ende rechtwinkelig gebogene 
Tauchhülse, mit einem Metallspiegelchen oder einem rechtwinkeligen Prisma, 
