315 
ihrer Complicirtheit und zum Aufwand an Geschicklichkeit und Geduld, welche 
ihre Handhabung’ erfordert. Deshalb wollen wir uns hier damit begnügen, 
die meisten einfach zu registriren. Grösstentheils werden sie unten an der 
Mikroskopröhre oder am Objectiv selbst befestigt. Der Apparat von Smith 
besteht im Wesentlichen aus einem etwa Vio Zoll langen Stückchen Haar, 
welches vermittelst eines geschickten Mechanismus in jeder Richtung zu be¬ 
wegen ist. 
Nägeli und Schwendener [1] 1867 benützen ebenfalls den Stanniolbelag 1SG7 
eines gewöhnlichen Objectträgers als Elektroden und kitten die Leitungs¬ 
drähte zwischen mehreren Lagen von Stanniol auf dem Objectträger ein 
(p. 459-460). 
Th. W. Engelmann [2] schlägt 1868 auch bei mikroskopischen Unter- 18G8 
suclmngen die Elektroden von Thon mit Kochsalzlösung durchtränkt vor und 
verwendet sie mit seiner Gaskammer (Engelmann [ 1 ]) am Object im hangen¬ 
den Tropfen. 
S. Stricker [2] 1869 benutzt die nach Rollet oder Brücke mit Stanniol, 1869 
aber blos auf der oberen Seite belegten Objectträger und leitet den Strom 
nicht durch Kupferschienen, auf welchen der Objectträger ruht, zum Stanniol, 
sondern durch Federklemmen (wie sie zum Festklemmen des Präparates 
dienen), welche auf den Stanniolbelag drücken (p. XVI-XVII, Figur Y und X). 
Ausserdem empfiehlt er die Umgestaltung der Glaserkittzelle für den hangen¬ 
den Tropfen zu einem elektrischen Objectträger, wie auf p. 268 d. v. W. 
bereits erwähnt. Auch finden wir bei ihm auf p. XYII-XYIII eine kurze, 
aber sehr treffende Kritik der durch den elektrischen Strom hervorgerufenen 
Erscheinungen am lebenden Object. — Th. W. Engelmann [3]: eine neue 
Form von unpolarisirbaren Elektroden bei mikroskopischen Beobachtungen. 
Die Leitung unmittelbar zum Tropfen, wo sich die Untersuchungsobjecte 
(im hangenden Tropfen oder zwischen zwei Deckgläsern) befinden, erfolgt 
durch mit reinem Wasser oder Kochsalzlösung durchtränktem Filtrirpapier 
(p. 312-314, Figur auf p. 313). Die Wirkung von Inductionschlägen 
als Mittel zur Hemmung der Bewegungen von lebenden Objecten 
(Amoeba, Arcella) unter dem Mikroskop wird in die Mikrotechnik eingeführt. 
J. Zentmayer [1] 1870 giebt dem mechanischen Finger eine andere 1870 
Construction und befestigt ihn am festen Theil des Objecttisches, und sucht die Be¬ 
wegungen der Platte derselben auch für den mechanischen Finger zu verwerthen. 
Ich glaube, die tadellose, glatte und, wenn man will, auf ganz minimale Excur- 
sionen beschränkbare Bewegung z. B. der heutigen Objecttische kann viel 
besser dann im Interesse eines mechanischer] Fingers verwerthet werden 
(z. B. zum Verschieben oder Wenden eines Objectes), wenn dieser am 
Objectiv angebracht ist. 
Leop. DiPrEL [1 a] giebt 1872 in seinem elektrischen Objectträger eine 1872 
zweckmässigere Befestigung der als Elektrode dienenden Drähte an, welche 
an ihrem Ende platt geschlagen und spitzig sind, damit sie leicht unter 
i es Deckglas geschoben werden können, ohne dies stärker emporzuheben 
(p. 251-252, Figur 197). 
D. S. Holmann (1) 1873: der oben (auf p. 293) bereits erwähnte sinn- 1873 
reiche Objectträger, um Strömungen von Flüssigkeiten und damit langsame 
