324 
Platindrähte ebenso dünn zu ziehen ( 1 / m Millimeter und noch weniger), 
durch solche ersetzt wurden. 
1767 1767 construirte Duc de Chaulnes [1] das erste Object-Schrauben¬ 
mikrometer. Anstatt, wie in den früheren Schraubenmikrometern, die Marke 
über (oder neben) dem Objecte zu bewegen, verschob er das Object ver¬ 
mittelst zweier Mikrometerschrauben, die es in zwei Eichtungen bewegen, 
unter einer fixen Marke, einem im Ocular angebrachten Faden. Um irgend 
eine Dimension des Objectes in der Ebene des Gesichtsfeldes kennen zu 
lernen, braucht man es nur in eine Lage zu bringen, dass die Konturlinie 
des mikroskopischen Bildes an einem bestimmten Punkte von der fixen 
Marke gerade berührt wird, und es dann so weit zu verschieben, bis ein 
dem früheren entgegengesetzter Konturpunkt an die Marke gelangt. Der 
an einer Scala ablesbare Grad der Verschiebung giebt direct die Dimension 
in der Eichtling der Verschiebung. Die mit solchen Instrumenten gleich 
im Anfang erreichte Genauigkeit war fast doppelt so gross, wie die mit 
den früheren Nadelmikrometern erreichbare. 
1776 In etwas veränderter Weise führte dasselbe Princip 1776 Benjamin 
Martin [2] aus, und allmählich kam es in allgemeinere Anwendung. 
Uebrigens wurde die heutige Form des Ocular - Schraubenmikrometers mit 
1783 Faden erst 1783, und zwar von Bamsden [1] selbst, in die Mikroskopie 
eingeführt. Zwei Spinnewebfäden befinden sich im Focus des sogenannten 
BAMSDEN’schen Oculars; der eine ist unbeweglich, der andere mit einer 
Mikrometerschraube zu bewegen. Vor dem Einstellen des zu messenden 
Objectes müssen sich die zwei Fäden decken, und das Object ist auf dem 
verschiebbaren Objecttisch in eine solche Lage zu bringen, dass der Faden 
den einen Endpunkt der zu messenden und auf ihm vertical gestellten Dimen¬ 
sion eben berühre. Den Betrag, um wie Vieles man den beweglichen 
Faden zu verschieben hatte, damit er den entgegengesetzten Endpunkt der 
betreifenden Dimension des mikroskopischen Bildes erreichte, muss man mit 
der Vergrösserungszahl des Objectiv-Bildes dividiren und so erhält man die 
entsprechende Dimension des Objectes. Diese wirkliche Dimension pflegt 
man aber an der am Mikrometer angebrachten Scala oder an den Theilungen 
des Schraubenkopfes dadurch direct ablesbar zu machen, dass man vorher 
den Werth der Theile der Scala oder eines Schraubenumganges mit einem 
als Object beobachteten Mikrometer für das benutzte Objectivsystem be¬ 
stimmt. Die Ocular - Schraubenmikrometer sind, mit den späteren Modi- 
ficationen des EAMSDEN’schen Instrumentes, heute noch unsere genauesten 
mikrometrischen Werkzeuge, wenn auch ihre Benutzung nicht die ge¬ 
naueste Methode der mikroskopischen Grössenbestimmung ist. Für die 
letztere halten wir, besonders wenn sehr geringe Dimensionen bestimmt 
werden sollen, die an dem Bilde mikrometrisch ausgeführten Messungen, 
welches man photographisch oder mit einem ABBE’schen Zeichenapparat bei 
genau bestimmter Vergrösserung entworfen hat. Doch ist diese Methode, 
mit welcher wir uns weiter unten noch zu beschäftigen haben, nicht besonders 
einfach und bequem. Bequemer und einfacher ist sogar die Anwendung 
des Ocular-Schraubenmikrometers. Noch bedeutend bequemer die des Object- 
Schraubenmikrometers , und am allerbequemsten die ZEiss’schen Ocularglas- 
