325 
mikrometer. Bevor wir aber auf diese zu sprechen kommen, müssen wir 
noch eine Reihe anderer Methoden kurz behandeln. 
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts versuchte man mikrometrische Thei- 1791 
lungen anstatt auf Glas, auf dünnen, durchsichtigen Perlmutter-Täfelchen 
anzubringen, welche sich leichter ritzen lassen, was zuerst Cavallo [ 1 ] 1791 
empfohlen hat. 1798 erwähnt bereits K anmacher in der 2. Auflage der 1^98 
„Essays“ von George Adams dem Jüngeren (s. diesen [2]), p. 60 solche mit 
200 Theilungen auf einen englischen Zoll. Bei Glasmikrometern gelang es 
aber den Engländern, zuerst Coventry , schon zu jener Zeit das Millimeter 
in 400 Theile zu theilen. 
Gleich am Eingänge des 19. Jahrhunderts tritt uns auf diesem Gebiete 
der Mikrotechnik die Photographie und das Zeichnen mit der Camera 
lucida entgegen, also die beiden Methoden der Fixirung des mikroskopischen 
Bildes, die eine auf selbstthätigem Wege, die andere durch Nachziehen 
seiner Linien. 
Josiah Wedgwood hatte eine Methode des Copirens von Schatten- 1802 
bildern auf Grund der grossen Lichtempfindlichkeit des salpetersauren Silbers 
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts entdeckt, nachdem die Versuche von 
J. H. Schültze [ 1 ] in Halle a. S. 1727, welcher der eigentliche Entdecker 
der Lichtempfindlichkeit der Silbersalze ist (s. auch Eder [ 1 ], Bd. I, p. 3) 
in Vergessenheit gerathen waren. Jene Entdeckung benutzte im Jahre 1802 
Humphry Davy Li], nachdem Wedgwood 1795 gestorben war, zum Dar¬ 
stellen von mikroskopischen Bildern, die mit dem Sonnenmikroskop auf das 
lichtempfindliche Papier projicirt wurden; es gelang ihm aber nicht, das so 
erhaltene Bild vor dem raschen völligen Verdunkeln zu bewahren. Und die 
gegenwärtige Mikrophotographie hat sich auch ganz unabhängig von seinen 
Versuchen entwickelt. (S. auch bei Arago [2] p. 253.) 
Dagegen fanden die Bestrebungen Weickert’s [ 1 ] 1812, die von 
W. H. Wollaston [1] 1807 entdeckte Camera lucida beim zusammen- 1807 
gesetzten Mikroskope anzuwenden, im selben Jahre bei Wollaston [2] selbst 1812 
eine Fortsetzung. Die WoLLASTON’sche Camera ist ein entsprechend ge¬ 
formtes vierseitiges Glasprisma, welches, vor dem Ocular des horizontal um¬ 
gelegten Mikroskops angebracht, die vom Object kommenden Lichtstrahlen 
zweimal hintereinander total reflectirt und ihnen eine auf die ursprüng¬ 
liche verticale Richtung giebt. Die dem Ocular zugekehrte und die obere 
Fläche bilden nämlich einen rechten Winkel, und die gegenüber liegenden 
zwei einen solchen von 135°, so dass die erste Reflexion der Lichtstrahlen 
auf der unteren, die zweite auf der vorderen Prismenfläche stattfindet. 
In der Richtung dieser zweiten Reflexion projicirt das über dem Prisma 
befindliche Auge das mikroskopische Bild auf eine unter dem Prisma liegende 
horizontale Fläche, auf das Zeichenfeld, auf welchem man den Bleistift, mit 
dem man die Linien des Bildes nachzieht, direct, ohne Reflexion der Licht¬ 
strahlen sieht, indem man mit der halben Pupille an der vorderen Kante 
des Prismas vorbei blickt. 
Inzwischen hatte David Brewster [1] 1809 eine kleine Notiz ver- 1809 
öffentlicht, worin er die in der Mikrometrie benutzten Fäden bespricht 
und anstatt der Spinnewebfäden fein ausgezogene Glasfäden empfiehlt. Aber 
