326 
auch diese wurden bald überflügelt, als W. H. Wollaston [3] 1813 seine 
Methode, Platindrabt ausserordentlich fein zu ziehen, bekannt machte. 
1813 Ebenfalls 1813 führte W. H. Wollaston [4] das später allerdings 
ganz aufgegebene mikrometrische Verfahren beim einfachen Mikroskop ein, 
welches darauf beruht, dass das vergrösserte Bild und die nicht vergrösserte 
Scala gleichzeitig, aber nicht wie bei dem Doppelsehen durch verschiedene, 
sondern durch dasselbe Auge gesehen werden. Zu diesem Zwecke gab 
Wollaston der vergrössernden Linse, welche sich an dem dem Auge zuge¬ 
kehrten Ende einer aus drei zusammenschiebbaren Stücken bestehenden 
Röhre befindet, einen so kleinen Durchmesser, dass die Linse und ein 
daneben angebrachtes kleines Loch, durch welches man die Scala in der 
Axe des dritten Röhrenstückes sieht, den Durchmesser der Pupille des 
beobachtenden Auges zusammen nicht erreichen, also das Bild des Objectes 
und der Scala gleichzeitig auf dieselbe Stelle der Netzhaut gelangen können. 
Das Objecttischchen war dicht unter der Linse, also zwischen dieser und 
der Scala angebracht. Das WoLLASTON’sche Instrument war schon zur Zeit 
seiner Veröffentlichung durch praktischere überflüssig gemacht. Aus dem¬ 
selben Grunde sei ein auf gleichem Principe beruhendes Mikrometer 
D. Brewster’s [2] ebenfalls aus 1813 blos erwähnt, bei welchem die ver- 
grössernde Linse selbst in der Mitte durchbohrt oder planparallel gemacht 
ist. In demselben Aufsatz beschrieb Brewster auch ein anderes mikro¬ 
metrisches Verfahren, welches erwähnt werden muss, weil das demselben zu 
Grunde liegende Princip später bei einem mehr verbreiteten Instrument 
praktische Verwerthung fand. Das Rotatory Micrometer fasst die 
Enden der zu messenden Dimension des mikroskopischen Bildes zwischen 
die Spitzen von zwei Nadeln, welche in der Eocaldistanz unter dem Ocular 
angebracht sind und in das Gesichtsfeld radiär etwas hineinragen. Die 
eine Nadel ist am Rande des Gesichtsfeldes im Kreise zu drehen. Direct 
abgelesen wird die Grösse des Bogens, um welchen die Nadel nach der Ein¬ 
stellung des Objectes gedreht werden muss, um die unbewegliche Nadel zu 
erreichen. Die Sehne des Bogens giebt die scheinbare Dimension, aus 
welcher die wirkliche berechnet werden muss. — Endlich beschrieb Brewster 
bei jener Gelegenheit auch das erste mikroskopische Goniometer, doch 
wollen wir auf diese Instrumente, um Raum zu sparen, nicht eingehen, da 
es ja in der thierischen Morphologie nur ganz ausnahmsweise auf genauere 
Winkelmessungen ankommt, ausser bei der Untersuchung im polarisirten 
Lichte. Dazu sind aber andere Einrichtungen nothwendig, die am be¬ 
treffenden Orte aufgezählt werden sollen. 
1815 Mit dem Jahre 1815 beginnt Amici [1] eine Reihe von Beiträgen, 
welche in der Geschichte der Mikrographie eine hervorragende Rolle spielen. 
1815 beschrieb er ein neues Mikrometer und eine Einrichtuno-, welche beim 
Zeichnen anstatt der WoLLASTON’schen Camera lucida gebraucht werden 
kann, viel einfacher ist, aber auch bedeutend weniger leistet. Es handelt 
sich um ein etwa 8 mm dickes Glastäfelchen, welches unter 45^ x gegen die 
optische Axe des horizontal umgelegten Mikroskopes vor dem Ocular be¬ 
festigt wird, die Lichtstrahlen des mikroskopischen Bildes, wenigstens zum 
Theil, in eine auf die ursprüngliche verticale Richtung reflectirt und gleich¬ 
zeitig mit dem mikroskopischen Bilde auch den zeichnenden Bleistift auf einer 
