338 
Kreuzungspunkt den anderen Endpunkt derselben deckt, so entspricht die 
Sehne des Bogens, welchen der Kreuzungspunkt beschrieben hat, dem Producte 
der gesuchten Dimension und der Vergrösserungsziffer des Objectivs. Die 
Grösse der Sehne berechnet man aber aus dem Winkel, um welchen das 
Ocular gedreht wurde, und aus der Entfernung des Kreuzungspunktes von 
dem Mittelpunkte des Gesichtsfeldes, als Radius des Bogens. Mit dem Ocular 
ist ein Zeiger verbunden, welcher in die Verlängerung des diametralen 
Fadens fällt. Zum Ablesen der Drehung des Oculars dient eine am oberen 
Ende der Mikroskopröhre angebrachte Messingplatte, die die Form eines 
Kreissectors hat und eine in Grade getheilte Scala trägt. Oder man be¬ 
stimmt gleich den mikrometrischen Werth der Sehne des Bogens, welchen 
der Kreuzungspunkt der Fäden bei der Drehung des Oculars um einen ge¬ 
wissen Winkel durchläuft, indem man eine bestimmte Strecke des Object¬ 
mikrometers als Sehne des Bogens einstellt. Entspricht zum Beispiel einer 
so bestimmten Sehne von 100 p, beim Gebrauch eines gewissen Objectivs ein 
an der Scala der Messingplatte abgelesener Winkel a, so wird sich die Grösse 
von 100 p, zur gesuchten Dimension eines Objectes verhalten, wie der 
Sinus des halben Winkels a zu dem Sinus der Hälfte desjenigen Winkels, 
um welchen wir das Ocular drehen mussten, um den Kreuzungspunkt der 
Fäden von dem einen Endpunkte der gesuchten Dimension zu dem anderen 
zu bringen. So Hessen sich mit diesem Instrument leicht recht genaue 
Messungen ausführen, wenn es nicht so mühsam und zeitraubend wäre, 
diejenige Lage des Bildes im Gesichtsfelde zu finden, bei welcher der 
Kreuzungspunkt der Fäden mit beiden Endpunkten der gesuchten Di¬ 
mension zur Deckung kommen kann, denn nur so entspricht diese Di¬ 
mension der Sehne des Bogens, welchen der Kreuzungspunkt beschreibt. 
Das ist wohl die Ursache, weshalb dieses sonst so einfache und billige 
Mikrometer heute gar nicht mehr gebraucht wird. Eine gleich zu be¬ 
schreibende Modification desselben ist noch einfacher, die directe Berechnung 
der wahren Grösse des Objectes noch leichter und auch die richtige Ein¬ 
stellung des letzteren nicht schwerer als bei den anderen heute noch ge¬ 
brauchten Mikrometern. 
1851 1851 wurde von Fred. Scott Archer [1] das nasse Collodiumverfahren 
in die Photographie eingeführt, nachdem Le Gray [ 1 ] schon 1850 das Ueber- 
ziehen der Glasplatten mit Collodium statt mit Eiweiss vorgeschlagen hatte. 
1852 1852 zeigt Nobert [4J (in [3] schon 1851) seine Probeplatte mit 
20 Gruppen an (p. 92, Fussnote). In der letzten derselben ist der Abstand 
der Linien 0'376 p, (V 6300 Pariser Linie,). Er beschreibt eine Glasplatte mit 
Theilungen zur Bestimmung der Wellenlänge des Lichtes, auf welcher der 
Abstand der Linien in der letzten Gruppe 0 282 p, (0-000125"') gewesen ist 
(p. 84), wie in der 30. Gruppe der 1858 folgenden Probeplatte mit 30 Gruppen, 
also weit über die Auflösungsgrenzen der damaligen Mikroskope hinaus. 
Diese Platte kostete 30 Thaler. Das Höchste aber, was in dieser Beziehung 
je erreicht wurde, leistete Nobert mit seinen letzten Probeplatten, welche 
blos 19 Liniengruppen führen, aber in der letzten die Linien so dicht 
bei einander haben, dass 4430 von ihnen auf ein Millimeter kommen wür¬ 
den, und der Abstand der Linien 225-58, rund 226 Millimikron beträgt 
(= ^ioooo'" uac h Nobert’s eigener Angabe). Diese Probcplatten hat 
