Nobert gegen die Mitte der sechziger Jahre in den Handel gebracht. Ihre 
erste Beschreibung, die ich kenne, stammt 1865 von M. Schultze [9]. Die 
Platten sind, rationeller als die früheren, so eingerichtet, dass die Ab¬ 
stände der Linien der ersten Gruppe Vjooo"' betragen, und jede folgende 
Gruppe um so vieles enger zusammen liegende Striche enthält, dass der 
Nenner des Bruches der Linie, welcher die Entfernung der Striche ausdrückt, 
um je 500 grösser ist; so waren die Entfernungen in der zweiten Gruppe 
’aöoo'"» i n der 18- Gruppe V 9500 "', in der 19. Vioooo". M. Schultze (p. 306) 
thcilt uns über 3 ihm bekannte Exemplare mit, dass die Linien, aus¬ 
genommen in den ersten drei Gruppen, in allen drei Platten so wunderbar 
gleichmässig gezogen und so übereinstimmend in der Schärfe waren, dass 
ihm die Sache fast unbegreiflich erschien , zumal da die drei Platten nach 
Nobert’s Angabe mit drei verschiedenen Diamanten geschnitten waren. — 
Karl Vierordt [ 1 ]: die erste Methode der Blutkörperchenzählung (s. w. u.). 
IL Emsmann [1] beschreibt 1853 Friedr. v. Hagenow’s „Patent-Dica- 1853 
topter“, einen Zeichenapparat nach dem AMici’schen Principe, welcher sich 
von dem von Amici [3] 1819 eingeführten nur dadurch unterscheidet, dass 
das Prisma durch einen unter 65° vor dem Ocular befindlichen und dem¬ 
selben zugekehrten grösseren Spiegel ersetzt wird, welcher sich über dem 
durchbohrten und dem Beobachter zugekehrten kleinen Spiegel befindet. 
Letzterer steht unter einem Winkel von 17° vor dem Ocular, so dass die 
vom horizontal liegenden Zeichenfeld kommenden Lichtstrahlen durch den 
grossen Spiegel auf das kleine Spiegelchen und von diesem in das Auge 
reflectirt werden, wo sie gleichzeitig mit den durch das Loch des kleinen 
Spiegels vom horizontalen Mikroskope (oder aus dem gebrochenen Ocular, 
wie beim SöMMERiNG’schen Spiegel und dem OßERHÄusER’schen Prisma) 
kommenden Lichtstrahlen die Netzhaut treffen. Das Instrument war ursprüng¬ 
lich zum Zeichnen von unvergrösserten Objecten oder höchstens für Lupen- 
vergrösserungen bestimmt. Später (s. w. 11 .) wurde es aber auch für das 
zusammmengesetzte Mikroskop eingerichtet. — A. Fick [ 1 ] : Instrument zur 
Flächenbestimmung mikroskopischer Objecte durch Coordinaten. Nicht ein¬ 
mal damals nothwendig, neben den heutigen Zeichenapparaten ganz über¬ 
flüssig. — Mit der Notiz von Delves [1] beginnt eine lange Beihe von 
Publicationen englischer und amerikanischer Autoren über Mikrophotographie. 
Eine ziemlich vollständige Zusammenstellung derselben findet der Leser in 
der letzten Ausgabe von Beale [2] aus 1880 auf p. 484-493.. Das nicht für 
das aufrechte, sondern für das horizontal umgelegte Mikroskop bestimmte 
Verfahren von Delves ist um nichts besser, als das von Meyer (s. w. oben) 
bereits 1844 prakticirte. Meyer selbst hat zwar seinen Apparat nicht be¬ 
schrieben, doch sagt Delves, dass schon Andere vor ihm dasselbe Verfahren, 
allein mit sehr geringem Erfolg angewandt haben. Diese Bemerkung 
können wir indessen kaum als berechtigt betrachten, wenn wir die bei Stein 
[3a] auf Taf. IV, Bd. I wiedergegebenen Meyer’scIicu Mikrophotogramme von 
Pleurosigma angulatum und attenuatum mit den ÜELVES’schen vergleichen 
(Taf. VII der Trans. Micr. Soc. N. S. vol. I). Nach Delves ist zum Ver¬ 
fertigen von Mikrophotogrammen keine weitere Vorrichtung nöthig, als eine 
etwa 24" lange dunkle Kammer, wie die Camera obscura der Photographen, 
an deren einem Ende sich ein Loch für die Aufnahme des Ocular-Endes 
22 " 
