342 
läuft, also tangential auf das Gesichtsfeld ist. Vor der Einstellung des Ob¬ 
jectes wird der am Ocular befindliche Zeiger, welcher in die Verlängerung des 
diagonalen Fadens fällt, so gestellt, dass seine Richtung mit der entsprechen¬ 
den Kathete der dreieckigen Platte zusammenfällt. Das Object wird nun 
so eingestellt, dass der eine Endpunkt der zu messenden Dimension in den 
Kreuzungspunkt der Fäden fällt und der andere auf dem kürzeren Faden 
liegt. Dann wird das Ocular so weit herumgedreht, bis der längere Faden 
den anderen Endpunkt der gesuchten Dimension berührt. In dieser Lage 
bildet die Zeigerlinie die Hypotenuse eines rechtwinkeligen Dreiecks, dessen 
eine Kathete, die radiale Seite der rechtwinkeligen Platte, constant und 
bekannt ist, die andere Kathete leicht makroskopisch gemessen werden kann, 
da sie die Entfernung der Stelle, wo der Zeiger die tangentiale Kathete der 
dreieckigen Platte schneidet, von dem Eckpunkt des rechten Winkels der¬ 
selben Platte ist. Die gesuchte Dimension ist aber die der letzteren ent¬ 
sprechende Kathete eines kleineren, dem obigen ähnlichen Dreiecks. Der 
mikrometrische Werth der anderen Kathete dieses kleineren Dreiecks, der 
Entfernung des Kreuzungspunktes der beiden Fäden von dem Mittelpunkte 
des Gesichtsfeldes, kann für jedes Objectiv leicht ein und für alle Mal mit 
einem Objectmikrometer bestimmt werden. Dadurch ist aber auch die 
gesuchte Dimension bestimmt, denn sie verhält sich zur gemessenen Kathete 
des grossen Dreiecks, wie der mit dem Mikrometer ein für alle Mal bestimmte 
mikrometrische Werth der Kathete des kleinen Dreiecks zur bekannten 
Kathete des grossen Dreiecks. Deckt zum Beispiel die Entfernung des 
Fadenkreuzungspunktes vom Mittelpunkt des Gesichtsfeldes bei einem ge¬ 
wissen Objectivsystem 5 Theile eines in 10 Mikra getheilten Objectmikro- 
meters, ist also ihr mikrometrischer Werth 50 Mikren, und ist die radiale 
Kathete der dreieckigen Platte 5 cm lang (50 000:50), dann entspricht jedes 
Millimeter der vom Zeiger auf der tangentialen Kathete der dreieckigen 
Platte angegebenen Länge einem Mikromillimeter der gesuchten Dimension 
des Objectes. Es ist eigentlich zu verwundern, dass diese verhältnissmässig 
sehr genaue und doch so einfache mikrometrische Methode heute so viel wie 
gar nicht mehr angewendet wird. Ihrem Werthe nach dürfte sie etwa 
zwischen den Messungen mit dem Ocularglasmikrometer und den Ocular- 
Schraubenmikrometern stehen. — Hodgson [3] empfiehlt als Ersatz für die 
etwas theueren Glasmikromcter Collodiumabdrücke von solchen. Diese werden 
wie ein gewöhnliches mikroskopisches Präparat (am besten in Luft) ein¬ 
geschlossen und benützt. Als Ocularglasmikrometer können beliebig ver¬ 
kleinerte Photogramme von makroskopischen Masstäben auf Collodiumglas- 
platten dienen. 
1857 Jos. Joh. Pohl und Ph. Weselsky [1] theilten ihre Erfahrungen über 
die Mikrophotographie mit dem gewöhnlichen Mikroskop bei Belassung des 
Oculars 1857 mit. Sie waren es, die seit 1852 die lose Verbindung des 
Mikroskops mit der photographischen Camera durch einen lichtdichten 
Aermel zuerst empfahlen. Das Mikroskop stand senkrecht, die Camera, 
auf einem soliden Gestell, horizontal. Die vom Objectiv kommenden Licht¬ 
strahlen wurden durch ein rechtwinkeliges Prisma in ein horizontales 
Ansatzstück mit dem Ocular (gebrochenes Ocular) gelenkt, und auf dieses 
wurde der Aermel aufgebunden. — Bertsch, A. (1]: Mikrophotogramme von 
