344 
längerer Zeit im Handel, aber vom Erfinder selbst hier zuerst beschrieben, 
vereinigt die zwei ÄMici’schen reflectirenden Flächen in einem Prisma. 
Dieses ist vierseitig, von rhomboidischem Querschnitt. Die eine Schmal¬ 
seite befindet sich über dem Ocular, die mit dieser einen stumpfen Winkel 
bildende, untere Langseite ist horizontal und ragt über die Zeichenfläche 
hervor. Die vom Zeichenfeld kommenden Lichtstrahlen werden zuerst von 
der zweiten Schmalseite reflectirt und dann von der Schmalseite über dem 
Ocular in das Auge gelenkt. Dieser Schmalseite ist ein kleines dreiseitiges 
Prisma in der Weise aufgeklebt, dass die dem mikroskopischen Bilde zu¬ 
gekehrte Seite desselben parallel mit der dem Auge zugekehrten Langseite 
des grossen Prismas liegt. So haben die vom Object kommenden Licht¬ 
strahlen zwei parallele Grenzflächen zu passiren und gelangen deshalb in 
ihrer ursprünglichen Richtung gleichzeitig mit den vom Zeichenstift kommen¬ 
den in das Auge. Die Stelle der Schmalseite des grossen Prismas, wo das 
kleine Prisma aufgeklebt ist, wird die vom Zeichenstift kommenden Strahlen 
nicht reflectiren, ebenso wenig wie die Stelle des AMici’schen kleinen 
Spiegels, wo sich das Loch befindet. Dieser so entstandene kaum bemerbar 
lichtschwächere Fleck in der Mitte des Zeichenfeldes stört aber ebensowenig, 
wie bei Benutzung des SöMMERiNG’schen Spiegels jener Umstand, dass das 
Spiegelchen eine kleine Stelle des Zeichenfeldes verdeckt. Damit das Zeichen¬ 
feld weiter vom Fnsse des Mikroskops gerückt werden kann, ist die untere 
Langseite des für das verticale Mikroskop bestimmten Prismas schräg etwas 
abgeschliffen. Dadurch wird das Bild ein wenig verzerrt; dem ist aber 
leicht abgeholfen, wenn man auch die Zeichenfläche unter einem Winkel 
zur Horizontalen neigt, dessen Sinus das Product des Brechungsindexes des 
des Prismas und des Sinus jenes Wiukels ist, welchen die schräg abge¬ 
schliffene Eintrittsfläche des Prismas mit der Horizontalen bildet. — Für das 
geneigte Mikroskop modificirt Nachet die beschriebene Vorrichtung, indem 
er das vierseitige Prisma mit einem dreiseitigen rechtwinkeligen vertauscht. 
Die Hypotenusenfläche steht verticai auf der optischen Axe des Mikroskops'; 
die eine Kathetenfläche ist gegen das Ocular, die andere gegen das Zeichen¬ 
feld gekehrt. Die dem Ocular zugekehrte Fläche des angeklebten kleinen 
Prismas ist also mit der Hypotenusenfläche parallel. Die erste Reflexion 
der vom Zeichenfeld kommenden Lichtstrahlen geschieht auf der Hypotenusen¬ 
fläche, die zweite auf der dem Ocular zugekehrten Kathetenfläche, von wo 
die Strahlen durch die Hypotenusenfläche, die sie nunmehr verticai treffen, 
in das Auge gelangen. Der Vortheil dieser Einrichtung ist, dass das Auge 
in bequemster Stellung des Kopfes in das Mikroskop hineinschaut und nicht 
verticai in das Prisma blickt, wie bei der WoLLASTON’scken Camera und 
den anderen für das horizontale Mikroskop bestimmten. — Woods, Thomas 
[1]: eine andere Ausführung des Vorschlages von Hodgson, Mikrometer 
durch Photographie auf Glas herzustellen. 
erste Umkehrung des Bildes durch ein rechtwinkeliges Prisma während des 
Uebertrittes der Strahlen aus dem verticalen Mikroskoprohr in das horizon¬ 
tale Ansatzstück erfolgt und die zweite auf dem Spiegelchen, oder auf 
der Hypotenusenfläche des kleinen Prismas. 
