358 
Prismas vorbei, welche von der oberen Fläche und der Seitenfläche, die das 
Bild des Zeichenfeldes zum zweiten Mal reflectirt, gebildet wird. Die Rich¬ 
tung dieser in die Höhe der Austrittspupille des Mikroskops zu bringenden 
Kante muss mit dem Durchmesser der Ocularlinse zusammenfallen. Dip¬ 
pel giebt dem Instrument vor dem NACHET’schen zweimal reflectirenden 
Prisma den Vorrang, weil es über die Ausdehnung des ganzen Gesichts¬ 
feldes gleich gut zeichnen und die Spitze des Bleistiftes schärfer sehen 
lässt. Die Zeichenfläche muss eine Neigung von 18° gegen die Horizontal- 
ebene besitzen. In der That erfordert auch dieser Apparat sehr viel Uebung, 
um überhaupt brauchbar zu sein; bei stärkeren Vergrösserungen versagt er 
gänzlich, und ich könnte eigentlich nicht sagen, dass er gegenüber dem 
AMici’schen Apparat einen Fortschritt bedeuten würde. Ist ja auch Abbe 
bei seinem Zeichenapparat im Wesentlichen auf die Amci’sche Construction 
zurückgegangen. Bei der von Zeiss heute noch geführten Form dieses Instru¬ 
mentes (s. Preisverzeichnis Nr. 30 von Carl Zeiss aus 1895, p. 83, Figur 51) 
ist der Strahlengang derart, dass man, um verzerrungsfreie Bilder zu er¬ 
halten, eine unter 25 0 gegen die Horizontale geneigte Zeichenfläche an¬ 
wenden muss. — Flögel, J. H. L. [1] benützt die bei verschiedener Incidenz 
der Lichtstrahlen beobachtete Lage des Gitterspectrums, in welches das 
hindurchgetretene Licht durch Diatomeenpanzer zerlegt wird, zur Bestimmung 
der Distanz der Streifen einzelner Diatomeenarten. Die Methode ist eigent¬ 
lich im Wesentlichen nicht neu, sie beruht auf der bekannten Diffractions- 
formel Fraunhofer’s , und Nobert hatte schon 1852 [4] und [4 a] aus den 
Streifendistanzen auf einer eigens dazu eingerichteten Glasplatte und dem 
gegebenen Incidenzwinkel der Lichtstrahlen auf die Streifenebene die Wellen¬ 
länge der Farbe, welche im Mikroskop unter gewissen Bedingungen erscheint, 
ermittelt. Flögel berechnet nun umgekehrt aus der Wellenlänge einer be¬ 
stimmten Farbe, aus dem beobachteten Winkel, um welchen der betreffende 
Theil des Spectrums vom Einfallsloth abgelenkt ist, und aus dem Incidenz¬ 
winkel der durch den Panzer hindurchgetretenen Lichtstrahlen die Streifen- 
distauz der untersuchten Diatomee. In Anbetracht der primitiven Vorrich¬ 
tungen, die er benutzte, stimmen die von ihm erhaltenen Werthe für Pleuro- 
sigma angulatum (schräg 0 51 ja, p. 722), Surirella gemma (längs 0‘35 ja, 
quer 046 ja, p. 756), Frustulia saxonica (quer 0 29 ja, p. 712), Amphi¬ 
pleura pellucida (quer 0 28 ja, p. 759) etc. verhältnissmässig ziemlich genau 
mit den gegenwärtig allgemein angenommenen und auch von mir durch 
Messungen an Photogrammen erhaltenen Werthen überein. (Ueber die Lösung 
dieser Probe-Objecte durch Flögel s. w. u.) 
1870 Aus dem Jahre 1870 können wir hier ausser der Mittheiluug von Reade [1] 
nur die Experimente von Woodward anführen. Reade trennte die thermischen 
Strahlen des Sonnenlichts von den actinischen dadurch, dass er, nach Ver¬ 
einigung der Sonnenstrahlen in einen ersten Focus durch eine Sammellinse, 
eine zweite Linse dahinter in die Brennweite des durch die erste Linse erziel¬ 
ten thermischen Focus stellte, weshalb der erste actinische Focus jenseits des 
Brennpunktes der zweiten Linse lag, und so die actinischen Strahlen in 
einen zweiten Focus vereinigt werden konnten, wogegen den thermischen 
Strahlen wieder eine parallele Richtung gegeben wurde. — Woodward hat 
zuerst wirklich dargethan, dass gewisse künstliche Lichtquellen die Sonnen- 
