362 
anderen, zwei Streifen etwa 15 cm, und zwei 16V 2 lang. Die zwei längsten 
Streifen sind an einem Ende verjüngt, so schmal wie die zwei kürzesten, 
kreuzen sich 1V 2 cm weit von diesem Ende und sind hier durch einen 
Stift auf einer etwa 4 cm langen und 2 cm breiten Metallplatte be¬ 
festigt. Um diesen Stift als Axe kann sich das Doppelparallelogramm in 
der Ebene der Platte drehen. Die zwei kürzeren Schenkel des durch die 
zwei längsten Streifen gebildeten Kreuzes bilden mit den zwei kürzesten 
Streifen das kleinere, und die zwei längeren Schenkel mit den zwei mitt¬ 
leren Streifen das grössere Parallelogramm. Die zwei Parallelogramme 
bleiben also bei jeder möglichen Aenderung ihrer Winkel einander ähnlich. 
Das kleinere Parallelogramm wird mit der erwähnten Platte durch einen 
seitlichen Schlitz am Tubus und Ocular in den Focus des letzteren eingesteckt 
und befestigt. Der eingesteckte Theil der Platte trägt ein rundes Fenster 
von etwas geringerem Durchmesser als das Lumen des Oculars. Am Ocu- 
lareck des kleinen Parallelogramms ist in das Gelenk der Seiten desselben 
eine kleine Glasscheibe mit eingeritztem Mikrometerkreuz eingelassen. Am 
entgegengesetzten Eck des grossen Parallelogramms sind dessen Seiten 
durch den Bleistifthalter verniethet. Die Zeichenfläche muss sich auf einem 
geeigneten Pult in der Höhe des Ocularfocus befinden und vertical auf der 
Mikroskopachse stehen. Indem man nun den Zeichenstift auf dem Papier 
hin- und herführt, bewegt man auch das Mikrometerkreuz im entgegen¬ 
gesetzten Ende des kleinen Parallelogramms im Gesichtsfelde, aber in um¬ 
gekehrter Richtung. Während man so mit dem Centrum des Mikrometer¬ 
kreuzes die Linien des mikroskopischen Bildes verfolgt, zeichnet der schwach 
angedrückte Bleistift diese Linien auf das Papier. Da nun dabei der Blei¬ 
stift einen so viel Mal grösseren Weg zurücklegt, wie die Seiten des grossen 
Parallelogramms grösser als die des kleinen sind, so wird das Objectiv- 
hild durch die Zeichnung entsprechend vergrössert, also bei den 
angegebenen Massen ( 1 V 2 : 15) zehnfach. Wie man sieht, könnte man 
dieses Instrument auch zur Mikrometrie verwenden. Das Product der Ob- 
jectivvergrösserung und des Verhältnisses der Seiten des grossen und des 
kleinen Parallelogramms giebt die Gesammtvergrösserung der Zeichnung, 
man braucht also nur die gezeichnete Dimension mit dieser Vergrösserungs- 
zahl zu dividiren, um die wirkliche Dimension des Objectes zu erhalten. 
Als Zeichenapparat hat dieses Instrument den grossen Nachtheil, dass es 
das mikroskopische Bild umgekehrt wiedergiebt. Beim Zeichnen könnte 
man aber ein bildumkehrendes Prisma im Mikroskop anbringen, und dann 
könnte man das ohne Prisma beobachtete mikroskopische Bild direct mit 
der Zeichnung vergleichen. Ich selbst habe das Instrument nie versucht, und 
meines Wissens ist es auch überhaupt nicht in Gebrauch gekommen. 
Roberts sagt zwar (p. 2), dass er es nicht entscheiden kann, was 
schwieriger ist: mit den bisherigen Vorrichtungen oder ohne ihre Hilfe zu 
zeichnen? Indessen muss man wohl auch die Einrichtung von Roberts in 
ihrer Anwendung etwas schwierig gefunden haben. Doch meine ich, dass 
sich eine ähnliche Einrichtung wegen ihrer Billigkeit unter Umständen sogar 
neben dem ABBE’schen Zeichenapparat behaupten könnte. Jedenfalls würden 
sich erneute Versuche damit lohnen. — George Findley [ 1 ] möchte die 
Vergrösserung der Mikrometeroculare auf eine zehnfache normirt sehen und 
